365 
Oculars anbringen. Solche Ocularglasmikrometer sollen die Beobachtung 
weniger stören. — In seiner denkwürdigen Arbeit, „Beiträge zur Theorie 
des Mikroskops“, erwähnt Abbe [2] auch eine mit der von Flögel [1] 1869 
(s. p. 358 d. v. W.) eingeführten verwandtemikrometrische Methode, welche 
zwar wenig praktischen Werth. aber ein grosses theoretisches Interesse be¬ 
sitzt. Wie die von Flögel, kann sie zur Bestimmung der Streifendistanz 
von Diatomeen und anderen Objecten mit ähnlich regelmässiger Structur 
dienen. Sie beruht darauf, dass man „aus dem gemessenen linearen Abstand 
der Beugungsspectra (s. weiter unten) im Oeffnungsbild, unabhängig von der 
Richtung des Lichteinfalls, die Streifendistanz“ berechnen kann, „wenn man 
die Brennweite des Objectivs kennt. Es genügt dazu ein Ocularmikrometer 
in dem Mikroskop, mit welchem man das Oeffnungsbild beobachtet“ (p. 444, 
Anmerk. 2). Dieses Mikroskop ist ein passend eingerichtetes Hülfsmikroskop, 
welches man an Stelle des gewöhnlichen Oculars in den Tubus des Mikro¬ 
skops, mit dem man die Structur eingestellt hat, steckt. Abbe ist später in 
einem besonderen Aufsatz ([3] 1878) auf diese Methode zurückgekommen. 
Malassez [0] modificirt 1874 seine Methode der Blutkörperchenzählung 1874 
(Abbildung der abgeplatteten Capillarröhre p. 35, Figur 2). Zum Verdünnen 
des Blutes wird eine Lösung von Gummi arabicum, Natriumsulfat und 
Kochsalz benutzt, deren specifisches Gewicht L020 beträgt (s. auch im Capitel 
über Einschluss). — Malassez [5]: ein mikrometrisches Verfahren, das jedoch 
nichts wesentlich Neues bringt, nämlich Graduirung des Auszugrohres des 
Mikroskopes, damit man weiss, bei welcher Länge des Tubus die Theile 
des Ocularmikrometers für die einzelnen Objectivsysteme ganzen Mikren 
(oder Zehnteln des Mikrons etc.) entsprechen. 
Gilberto Go VI [1] macht 1875 den Vorschlag, die reflectirende Fläche 1875 
eines Prismas mit einer sehr dünnen, durchsichtigen Schicht Gold zu be¬ 
legen und dann ein ähnliches Prisma mit der entsprechenden Fläche um¬ 
gekehrt darauf zu kleben. Dieses Doppelprisma ist als Camera lucida über 
oder vor dem Ocular anzubringen, je nachdem das Mikroskop vertical steht 
oder horizontal umgelegt ist. Im ersteren Fall zeichnet man auf einer 
verticalen Fläche und sieht das mikroskopische Bild durch die vergoldete 
Fläche direct, während die von dem Zeichenfelde kommenden Strahlen durch 
die vergoldete Fläche in das Auge reflectirt werden. Bei horizontal um¬ 
gelegtem Mikroskop wird umgekehrt das Zeichenfeld direct gesehen und das 
mikroskopische Bild reflectirt, vorausgesetzt, dass man in beiden Fällen 
vertical nach unten sieht. Die vergoldete Fläche lässt nämlich einen Theil 
der Lichtstrahlen durchgehen, während sie den anderen Theil reflectirt. 
Nahe verwandt mit dem Govi’schen Prisma ist, wie wir sehen werden, der 
ABBE’sche Würfel, der wesentlichste Bestandtheil des ABBE’schen Zeichen- 
apparates, welcher wieder im Ganzen eine Modification der AMici’schen 
Zeichenvorrichtung von 1819 oder der Milne Edwards - DOYERE’schen von 
1836 ist. Gegenüber der WOLLASTON’schen Camera lucida, dem Sömmering- 
schen Spiegelehcn etc. hat das Govi’sche Prisma den Vortheil, dass damit 
die genaue Superposition des mikroskopischen Bildes und des Bildes der 
Zeichenfläche von selbst erfolgt und gar keine Mühe kostet. In diesem 
Sinne modifleirte von nun an auch Nachet sein Zeichenprisma. Statt auf 
die dem Ocular zugekehrte schräge Fläche des grossen Prismas das kleine 
