367 
Bei bacteriologischen Präparaten, wie sie unter Anderen Koch hergestellt 
hat, kommen die Vortheile der Mikrophotographie als Darstellungs- und 
Forschungsmethode bis jetzt noch am meisten zur Geltung, und auch ihre 
Mängel sind hier am wenigsten lästig. Die Bacterienphotogramme Koch’s 
haben seiner Zeit mit Hecht grosses Aufsehen erregt, und schon deshalb 
würde sein Verfahren zum mindesten eine historische Bedeutung haben. 
Irgend etwas wesentlich Neues brachte es weder in Betreff der Apparate, 
noch in Betreff der Beleuchtung, der Aufnahme und der sonstigen Mani¬ 
pulationen ; aber es brachte manche willkommene Kunstgriffe und lenkte 
die Aufmerksamkeit der deutschen Photographen auf mehrere früher un¬ 
beachtete Punkte von grosser Wichtigkeit, so z. B. bezüglich der Beleuch¬ 
tung. Da er ausschliesslich das nasse Collodiumverfahren benutzte, so war 
er auf das directe Sonnenlicht angewiesen. Das Bromgelatine-Verfahren 
scheint er überhaupt noch nicht gekannt zu haben, wie aus folgender Stelle 
(p. 412) hervorgehen dürfte: „Bemerken will ich noch, dass für mikrophoto¬ 
graphische Zwecke, sobald es sich um starke Vergrösserungen handelt, nur 
das Verfahren mit nassen Collodiumplatten und zwar mit einem möglichst 
empfindlichen Collodium verwendbar ist. Trockenplatten eignen sich wegen 
ihrer geringen Empfindlichkeit höchstens für schwache Vergrösserungen“. 
Er bediente sich eines Heliostaten und projicirte das Sonnenbildchen, nach 
Einschaltung sehr dunkler Kobaltgläser, vermittelst eines Objectivsystems 
(2 oder 4 von Hartnack) „genau auf die Mitte des Objectes und auf die 
Ebene derselben“ (p. 410); sobald dann durch Einschalten von einem oder 
mehreren matten Gläsern in den Weg der Sonnenstrahlen an Stelle des 
Kobaltglases das Licht zerstreut wurde, trat der beste Beleuchtungseffect 
ein. Der Apparat war der von G. Fritsch [ 1 ] 1869 (s. w. o.) mit der 
Modification, dass zwischen Camera und Mikroskop am Objectivbrett der 
ersteren ein mit demselben lichtdicht verbundener aber leicht und ohne Er¬ 
schütterung entfernbarer trichterförmiger Ansatz angebracht wurde. Nach 
Entfernung von diesem entstand genug Baum zwischen Camera und Mikroskop, 
dass man das Ocular einsetzen und das Object direct beobachten, verschieben etc. 
konnte. Die Aufnahmen wurden stets in der definitiven, meist 500- bis 700fachen 
Grösse, welche vorläufig hinzureichen schien, gemacht, und zwar ohne Ocular, 
hauptsächlich mit dem SEiBERT’schen photographischen Immersionsobjectiv 
No. 7. Lebende Bacterien Hessen sich nur unter besonders günstigen Ver¬ 
hältnissen photographiren; auch dann fielen die Photogramme sogar der 
grossen Milzbrandbacillen äusserst blass aus. In der Begel photographirte 
Koch auf dem Deckglas eingetrocknete Bacterien. Die schärfsten Bilder 
gaben sie, wenn sie in Luft, noch brauchbare, wenn sie in Kali aceticum 
oder in Glycerin eingeschlossen waren. Balsampräparate konnten nicht 
photographirt werden. Von Färbungen erwies sich meist nur eine solche 
mit „braunem Anilin“ vortheilhaft, welches die chemisch wirksamen Strahlen 
zurückhält. Koch sprach die Hoffnung aus, dass weitere Versuche mit 
gelben und braunen Farbstoffen statt der üblichen blauen und rothen auch 
die Photographie von Bacterien-Präparaten in Balsam ermöglichen werden. 
Nun wissen wir bereits, dass der Weg zur Sensibilisirung der photographi¬ 
schen Platte auch für nicht actinische Strahlen schon damals angebahnt war. 
Koch selbst vermuthete nur diese Möglichkeit, indem er (p. 413) sagte: 
