3G8 
„Vielleicht könnte man auch ein besonderes, für die im Bacterien - Präparat 
befindliche Anilinfarbe wenig- empfindliches Collodium (gefärbtes Brorn- 
collodium) anwenden, um noch stärkere Bilder zu bekommen“. In der That 
knüpfen sich die wichtigsten Fortschritte der Mikrophotographie von nun an, 
abgesehen von den apochromatischen Objectiven und den Projectionsocularen, 
an die gleich zu erwähnende Einführung der verschiedenen iso- und ortho¬ 
chromatischen Bromgelatineplatten. Sonst hätten wir auf diesem Gebiete 
nicht mehr viel Wesentliches zu verzeichnen. — Während die Mikrophoto¬ 
graphie in den Händen von R. Koch zu einer Forschungsmethode wurde, 
welche in den Photogrammen neue Thatsacheu zur Darstellung bringt, 
erweist sie sich in den Händen der meisten anderen Mikrographen noch 
immer mehr als eine Liebhaberei. Einen Beweis dafür sehe ich in der Be¬ 
schreibung von einer Reihe von Mikrophotogrammen, welche, mit Objectiven 
von R. B. Tolles aufgenommen, Ch. Stodder an J. Pelletan geschickt 
hatte, der ihnen [2] das höchste Lob spendet: es sind lauter Aufnahmen von 
Diatomeen und Blutkörperchen verschiedener Thiere und sagen nichts Neues. — 
Aus der ersten Auflage des STEiN’schen [3] Handbuches („Das Licht etc.“) 
erwähnen wir hier den einfachen kleinen mikrophotographischen Apparat, 
welcher dem HARTiNG’schen nachgebildet ist, aber als conisches Ansatzstück 
direct an Stelle des Oculars auf das Tubus-Ende gesteckt wird. Er genügt 
für die Aufnahme von günstigen Objecten bei schwacher Vergrösserung. — 
Ebenfalls Pelletan [ 1 ] beschreibt zuerst den Heliostaten von Hartnack 
und Prazmowski. Wie schon erwähnt, ist dieser der einfachste und billigste 
von allen, und doch genügt er für sämmtliche Zwecke des Mikrographen, 
namentlich auch für mikrophotographische. — W. R. Gowers [ 1 ] modificirt 
den Nachet - HAYEM’schen Apparat für Blutkörperchenzählung, indem er 
sich statt eines quadratisch getheilten Ocularmikrometers eines solchen Ob¬ 
jectmikrometers bedient, welches in den Boden der HAYEM’schen Zelle von 
02 mm Tiefe eingeritzt ist, mit Quadraten von 01 mm Seite, so dass die 
Flüssigkeitsäule über jedem Quadrat ein Volumen von 0-002 mm 3 besitzt. 
Da nun Gowers das Blut 200fach verdünnt, so genügt es, hinter die Zahl der 
Blutkörperchen innerhalb eines Quadrates 5 Nullen zu setzen, um die Zahl 
für 1 mm 3 des Blutes zu erhalten. 
187 g Die Frage der mikrometrischen Einheit wurde 1878 von dem ameri¬ 
kanischen mikroskopischen Congress in Indianapolis (s. Journ. R. 
Micr. Soc. vol. I, p. 254) wieder aufgeworfen, und auf Vorschlag von 
Hitchcock der hundertste T h e i 1 e i n e s M i 11 i m e t e r s (V 100 mm) als 
Einheit angenommen, offenbar aus Unkenntniss des von Harting bereits vor 
einem halben Jahrhundert eingeführten und auf dem Contihent von Vielen 
gebrauchten Mikromillimeters. Die New-York Microscopical Society 
hat sich der Bewegung, die neue Masseinheit zu verbreiten, angeschlossen; 
dagegen will der Herausgeber des American Journal ofMicrography 
nichts davon wissen und bezeichnet sie als einen Rückschritt (s. Journ. R. 
Micr. Soc. vol. I, p. 353): er vertritt die uns gewiss sonderbar erscheinende 
Meinung der Mehrzahl der englischen Mikrographen, dass es sogar rationeller 
sei, die mikrometrischen Masse in Bruchtheilen des Zolles auszudrücken. 
Die Royal Microscopical Society scheint der Bewegung diesmal 
wenigstens nicht in den Weg getreten zu sein (s. das Protocoll der Sitzung 
