369 
vom 9. Oct. 1878, im Journ. R. Micr. Soc. vol. I, p. 310). — G. J. Burch 
[1] will ein neues Mikrometer erfunden haben, derweilen er nur die alte 
Methode anwendet, bei welcher ein neben dem Mikroskop befindlicher Mass¬ 
stab durch eine Camera lucida gleichzeitig mit dem mikroskopischen Bild 
gesehen wird. Als Camera lucida dient ihm die unter 45° über dem Ocular 
aufgestellte, kleine, mit Neutraltinte gefärbte Glasplatte oder ein Spiegelchen, 
von dessen Mitte das Amalgam an einer kleinen kreisförmigen Stelle ent¬ 
fernt ist; den verschiebbaren Massstab bringt er auf einem 10" langen 
horizontalen Arm der Kappe, in welcher die Glasplatte montirt ist, an. — 
W. H. Dallinger [ 1 ] bediente sich zum Messen der Dicke der Geissei von 
Bacterium termo der bereits wiederholt erwähnten indirecten Methode, 
welche vielleicht er zuerst anwendete: er zeichnete mit der Camera lucida 
Körper und Geissei des Bacteriums möglichst genau nach und mass dann 
bei einer 5- bis lOfachen Yergrösserung die Dicke des Striches, welcher 
die Geissei genau deckte. Sie betrug etwa 127 Millimikren (0T27 jj. oder 
1/7 200 ooo'O- — Gilberto Govi [2]: ein besonders für meteorologische Zwecke 
bestimmtes Mikrometer, bei welchem sein vor mehreren Jahren gemachter 
Vorschlag realisirt ist. Dieser besteht darin, dass man die Spinneweb¬ 
fäden oder die in Glas geritzten Linien durch Linien ersetzt, welche man 
in eine auf Glas präcipitirte, unmessbar dünne Schicht von Gold oder Silber 
zieht (so wie heute die Diffractionsplatten und Testplatten von Abbe ge¬ 
macht sind). Die beiden Ränder des durchsichtigen Streifens im undurch¬ 
sichtigen Metallbelag können so scharf und gerade gemacht werden, wie nur 
erwünscht, und bilden ein Linienpaar, welches gar keinen Veränderungen aus¬ 
gesetzt, äusserst haltbar ist und in Folge seiner unmessbaren Dicke keine 
Störungen im Strahlengange verursacht. — Abbe [3] und [3 a]: Allgemeines 
über die Theorie der mikrometrischen Messungen. Was speciell das Mikro¬ 
skop betrifft, so schlägt Abbe ([3 a] p. 445 bis 446) für mikrometrische Zwecke 
teleskopisclie Objectivsysteme vor, mit welchen die bisherigen Fehlerquellen 
der Mikrometrie beseitigt wären. Solche Systeme dürften indessen für unsere 
Zwecke überflüssig sein. — L. Ch. Malassez [7], [8] und Govi [3] : Ueber 
die Messung der mikroskopischen Vergrösserung. Letzterer beruft sich auf 
das bereits 1861 und 1863 [4] beschriebene Instrument zu diesem Zwecke, 
welches er Megameter nannte. Beide machen besonders auf die bekannte, 
aber heute noch oft unbeachtete Thatsache aufmerksam, dass eine bestimmte 
Vergrösserung mit einer gewissen Ocular- und Objectivcombination nur bei 
einer bestimmten Entfernung des virtuellen Bildes (oder der Ebene, auf welche 
wir es mit einer Camera lucida dergl. projiciren) vom Augenpunkt des Oculars 
stattfindet. Bereits seit langer Zeit war die Methode, wie wir wissen, in Ge¬ 
brauch, das Objectmikrometer mit der Camera lucida auf einen Massstab in 
bestimmter Entfernung vom Ocular zu projiciren, aber mit jeder beliebigen 
Camera wird das Bild immer verzerrt, wenn die von verschiedenen Punkten 
der Zeichenfläche kommenden Lichtstrahlen bis zu dem Augenpunkt einen 
verschieden langen Weg zurückzulegen haben, und daher erfordern ver¬ 
schiedene Zeichenapparate eine verschiedene Neigung der Zeichenebene zur 
Objectebene. (Aus dieser Thatsache ist auch die Wirkung der verschiedenen 
Stellung des grossen Spiegels des AßBE’schen Zeichenapparates zu erklären, 
auf welche wir noch zurückkommen werden.) — Malassez [8] (p. 82, in 
24 
A p & t h y. 
