373 
einmal beobachtet. Beide Bilder befinden sich in derselben Ebene unter 
dem Ocular und können sich übereinander nicht verschieben. Das 
Auge hat nicht in ein kleines Loch zu schauen, sondern blickt bei 
bequemer Haltung des Kopfes in das gewohnte Ocular. Das untere 
Ende eines unter rechtem Winkel zweimal gebrochenen Rohres wird 
an Stelle des Oculars in das Mikroskoprohr gesteckt; im oberen Ende be¬ 
findet sich das Ocular. Ein rechtwinkeliges Prisma im ersten Knie des 
Rohres giebt den vom Object kommenden Strahlen eine horizontale, und 
eine im zweiten Knie unter 45° aufgestellte neutral gefärbte Glasplatte 
unter dem Ocular wieder eine verticale Richtung. Das das Ocular tragende 
verticale Endstück des Rohres ist nach unten verlängert, und in dieser Ver¬ 
längerung ist eine ocularartig gefasste teleskopische Objectivlinse auf und 
ab zu schieben. Die teleskopische Linse entwirft unter dem Ocular das 
reelle Bild der Zeichenfläche. Der horizontale Theil des gebrochenen Rohres 
besteht aus zwei ineinander gesteckten Röhrenstücken so, dass die äussere 
Röhre, welche sich in das das Ocular tragende Endstück fortsetzt, um eine 
horizontale Achse herum zu drehen ist. Am unteren Ende des die Teleskop¬ 
linse tragenden Ansatzstückes ist ein bildumkehrendes Prisma angebracht, 
dessen untere, dem Zeichenfeld zugekehrte Fläche so abgeschliffen ist, 
dass sie dann mit dem Zeichenfeld parallel und horizontal ist, wenn das 
Ocularrohr mit dem Mikroskoptubus einen gewissen Winkel bildet, wo¬ 
durch auch das Hineinsehen in das Ocular bequemer wird. — Auch 
eine Kopfstütze beim Zeichnen mit der Camera wurde in diesem Jahre 
vorgeschlagen: ein gepolsterter, horizontaler Balken, welcher, auf zwei 
verticalen Säulen bewegbar, in Kopf höhe festzuschrauben ist (Support for 
the Head etc. in Journ. R. Micr. Soc. vol. 2, 1879, p. 187.) — Micro- 
Megascope wird von Matthews [ 1 ] eine Vorrichtung genannt, welche 
dazu dient, ein verkleinertes Bild des zur Untersuchung in toto zu grossen 
Objectes in die Objectivebene des Mikroskopes zu projiciren, um es so 
anstatt des Objectes selbst mit dem Mikroskop zu beobachten. Es ist dasselbe 
Verfahren, welches, wie wir wissen, Harting [ 1 ] (s. p. 352 d. vorl. Werkes) 
und eigentlich noch früher Goring [2] (s. p. 331 d. vorl. Werkes) zum Projiciren 
des Bildes von Massstäben etc. in die Tischebene von unten her benutzten, so¬ 
mit dasselbe Verfahren, welches viel später auch Royston-Pigott [3] (s. p. 363 
d. v. W.) entdeckt zu haben glaubte. Von Nutzen dürfte es gelegentlich auch 
beim Zeichnen gewisser Objecte sein, welche indessen meist wohl leichter und 
besser mit irgend einem für das einfache Mikroskop eingerichteten Zeichen¬ 
apparat abgebildet werden können. — J. J. Woodward berichtet [15] 
über die ausgezeichneten Leistungen eines nach ihm von Tolles verfertig¬ 
ten Amplifiers, welcher, wie wir schon wissen, eine Concavlinse von langem 
Focus (6-5") ist und an das untere Ende des Auszugsrohres des Mikroskop¬ 
tubus geschraubt wird. Jeder Bildweite (bis zu 10' und noch mehr) ent¬ 
spricht eine gewisse, durch Probiren zu bestimmende Lage des Amplifiers, 
bei welcher das bei Ocularbeobachtuug scharf eingestellte Object auch auf 
dem Schirm in vollster Schärfe erscheint und keiner nachträglichen weiteren 
Einstellung bedarf. Dagegen lieferte Zeiss Woodward mit den ihm ge¬ 
sandten neuen Homogenimmersions-Systcmen Concavlinsen, welche direct auf 
das hintere Ende der Objectivfassung zu schrauben waren, aber sehr schlecht 
