393 
trifft sie Alles in Allem sämmtliche anderen künstlichen Lichtquellen. Da 
wir, nach meiner Ansicht, wirklich brauchbare Mikrophotogramme nur bei 
einer geeigneten isolirenden Färbung des Präparates erhalten können, und 
eine solche nur bei starker Beleuchtung von weiter Apertur zur Geltung 
kommt, und dieser Charakter auf der empfindlichen Platte nur bei möglichst 
kurzer Exposition wiedergegeben werden kann, so glaube ich, im Gegensatz 
zu Francotte, dass man in allen Fällen viel intensivere Lichtquellen als 
eine Petroleumlampe benutzen muss, welche auch viel ausgedehnter sein 
sollten, als die gegenwärtig gebrauchten. Von diesen sind leider gerade 
die intensivsten am wenigsten ausgedehnt. Man muss Vorrichtungen treffen, 
um eine reichlich grosse Fläche ganz gleichmässig und sehr intensiv be¬ 
leuchten zu können, und diese Fläche als Lichtquelle benutzen. Fünf Auer- 
sche Gasbrenner unmittelbar nebeneinander in zwei Reihen, die hinteren 
etwas höher, alternirend angebracht, mit einer matten Scheibe von feinem 
Korn vor ihnen finde ich für solche Zwecke vielleicht am besten. — S. Th. 
Stein [3aJ: die zweite Auflage von „Das Licht im Dienste wissenschaft¬ 
licher Forschung“ (Mikrophotographie in Bd. I p. 153-322, Fig. 168-302, 
Taf. IV-VI). Die beigegebenen neuen Photogramme sind sehr wenig ver¬ 
lockend. — A. Pfeifer’s [ 1 ] Embryograph ist auch eine für Zeichnung bei 
schwacher Vergrösserung adaptirte OBERHÄUSER’sche Camera lucida. 
Das im Journ. R. Micr. Soc. 1887 beschriebene, in Amerika schon 1883 1887 
patentirte Ocularschraubenmikrometer von Darling [ 1 ] bietet blos eine neue 
Combination von an und für sich alten Einrichtungen. Der Spinnewehfaden ist 
durch zwei (eventuell mehrere) Metall- oder Glasspitzen ersetzt, die Schraube 
bewegt sich in einer geschlitzten Schraubenmutter, welche, um das Schlot¬ 
tern der Schraube zu verhindern, mehr oder weniger eng zusammengezogen 
werden kann. Da eine verhältnissmässig grosse Drehung der Trommel einer 
sehr kleinen Bewegung der Einstell-Spitzen entspricht, so sind letztere leich¬ 
ter als gewöhnlich mit einer bestimmten Linie in Coincidenz zu bringen. 
Für uns hat aber, wie schon wiederholt betont wurde, eine Steigerung der 
mechanischen Genauigkeit der Messinstrumente keinen reellen Vortheil. — 
Ein praktisches Hilfsmittel zum Messen und Entwerfen des mikroskopischen 
Bildes für den, der keinen Zeichenapparat besitzt, dürfte dagegen das Ra¬ 
dialmikrometer von H. Klaatsch sein. Es ist eine nach Art der gewöhn¬ 
lichen Glasmikrometer in das Ocular einzulegende Glasscheibe, in welche 
zwei, sich rechtwinkelig kreuzende getheilte Durchmesser eingeritzt sind. 
Zwei andere, ungetheilte Durchmesser zerlegen die Scheibe in Octanten, und 
diese werden wieder durch andere Durchmesser weiter getheilt. Auf Papier 
oder matter Glasplatte gezeichnete Schemata geben die Theilung des Mikro¬ 
meters wieder, und in diese Schemata ist das mikroskopische Bild auf Grund 
der durch die Theilung gegebenen Punkte, deren Abstand vom Centrum bei 
Drehung des Oculars in jeder Richtung abgelesen werden kann, leichter 
einzutragen. — Die unter dem Titel ,,Prism for Drawing“ im Journ. R. 
Micr. Soc. (2) 7. vol. p. 650, Fig. 170 beschriebene Camera lucida ist ein 
rechtwinkeliges Prisma, welches nicht auf das Ocular gelegt, sondern zwi¬ 
schen dem Objectiv und dem Mikroskoptubus an das untere Ende des letz¬ 
teren angeschraubt wird. Sie ist nur an Stativen zu verwerthen, bei welchen 
der Mikroskoptubus nicht wie gewöhnlich nach hinten, sondern nach der 
