394 
Seite umgelegt werden kann. (Ein solches ist das von Watson, s. Journ. 
R. Micr. Soc. (2) 1. vol. 1881, p. 516-518, Fig. 119.) — F. Hilgendorf [3] 
beschreibt, unter dem Namen „Auxanograph“ den hier (aus 1882) auf p. 382 
bereits erwähnten Mikropantograph für schwache, l-10fache Vergrösserungen. 
— Seit 1887 verfertigt die Firma C. Zeiss den ABBE’schen Zeichenapparat be¬ 
sonders auf Anregung von P. Mayer auch mit grösserem Spiegel und länge¬ 
rem Arm zum Tragen des Spiegels, damit man auch bei horizontalem (auf die 
Mikroskopachse verticalem) Zeichenfelde das ganze Gesichtsfeld zeichnen kann. 
(Vergl. hierüber Amer. Natural. 21. vol. 1887, p. 1040-1043, 1. Fig. und Journ. 
R. Micr. Soc. (2) 8. vol. 1888, p. 113.) Zwei Jahre später sind die ersten 
ABBE’schen Zeichenapparate in den Handel gebracht worden, welche, wenn 
sie nicht gebraucht werden, vom Mikroskop nicht abgeschraubt werden müssen, 
sondern nach dem Vorschläge von Heinsius [ 1 ] (s. w. u.) wie ein Schachtel¬ 
deckel umgeklappt werden können. Später liess ich mir einen Zeichenapparat 
von dieser Form durch die ZEiss’sche Werkstätte mit einer Vorrichtung 
versehen, mit welcher man den Spiegel unter jedem Winkel festschrauben 
und den Winkel an einem getheilten Kreisquadranten aus Aluminium ab¬ 
lesen kann. Es ist ja von grosser Wichtigkeit, den Winkel, auch falls er 
nicht 45° ist, genau zu kennen, damit man die Zeichenfläche um doppelt so 
viele Grade, wie der Spiegel von 45° abweicht, neigen kann, denn nur so er¬ 
hält man eine verzerrungsfreie Zeichnung (s. p. 378 d. v. W.). Diese Form 
des ABBE’schen Zeichenapparates benutze ich bis heute und kann sie, mit 
einigen noch zu erwähnenden weiteren Modificationen, als die allerbeste 
rühmen. Der umklappbare Apparat ist indessen erst in den Katalog Nr. 29 
aus 1891 aufgenommen (in Nr. 28, 1889 ist er noch nicht erwähnt). — 
P. Schiefferdecker [4] gedenkt in seinem Referat über die Ausstellung 
wissenschaftlicher Apparate auf der 60. Versammlung deutscher Natur¬ 
forscher und Aerzte in Wiesbaden des grossen mikrophotographischen 
Apparates von Zeiss als des vollständigsten unter den ausgestellten (p. 322). 
Wie wir gleich sehen werden, ist er überhaupt der vollkommenste, welcher 
bis jetzt construirt wurde. — Dagegen lehnt sich der kurze Leitfaden der 
Mikrophotographie von R. Neuhauss | 1 ] vorwiegend an den Apparat von 
Klönne und Müller (Berlin) mit 180 cm langem Balgauszug. — H. van 
Heurck [5] berichtet über die Verwendung seines kleinen, zuerst für den 
englischen Tubus berechneten kleinen Apparates mit continentalen Mikro¬ 
skopen. — Unter dem Titel „Photographie Apparatus for the Microscope“ 
befindet sich im Journ. R. Micr. Soc. ((2) 7. vol. 1887, p. 473-488, Fig. 118-145) 
eine geschichtliche Aufzählung der bekanntesten mikrophotographischen Appa¬ 
rate. — His, W. [8]: Einrichtung für Mikrophotographie bei schwachen bis 
20fachen Vergrösserungen nach Woodward. Doch ist nur ein Theil des 
photographischen Zimmers in eine Dunkelkammer verwandelt (s. weiter unten 
W. His [7] 1892). Der Projectionsapparat befindet sich ausserhalb der Dunkel¬ 
kammer; als Aufnahmefläche dient die hintere Wand von dieser, wo das 
als empfindliche Platte benutzte EASTMAN’sche Bromsilberpapier aufgespannt 
wird. Das Bild auf dem Bromsilberpapier, von welchem übrigens leicht Po¬ 
sitive zu copiren sind, ist natürlich negativ, doch entspricht es den Zwecken 
einer Uebersicht, z. B. von auf einmal aufgenommenen Schnittreihen, oder 
für Messungen dergl. auch so schon vollkommen. — P. Francotte [5] em- 
