399 
kann. Zur Projection des in seiner gewöhnlichen Lage entstandenen 
Objectivbildes auf die empfindliche Platte wird besonders das sogenannte 
Projectionsocular empfohlen, ein nach Abbe’s Plan in der ZElss’schen 
Werkstatt hergestelltes, speciell für Photographie corrigirtes Linsen¬ 
system, so benannt, weil demselben die äussere Form eines Oculars ge¬ 
geben wurde 1 . Die vordere Linse desselben kann aus- und eingedreht 
werden, und so wird das Linsensystem für die gewünschte Entfernung 
der Aufnahmefläche adjustirt. Die richtige Lage liest man an einer Einthei- 
lung der Linsenfassung ab. Hat man das mikroskopische Bild mit einem 
Compensationsocular genau eingestellt und steckt man an dessen Stelle das 
für die Entfernung der photographischen Platte adjustirte Projectionsocular 
ein, so bedarf es nach Heranschieben der Camera an das Mikroskop nur noch 
einer feinen Einstellung mittels der Mikrometerschraube, damit das mikro¬ 
skopische Bild in voller Schärfe aufgenommen werden kann. Zur Verlänge¬ 
rung der Mikrometerschraube bis an das hintere Ende der Camera, wo die 
feinste Einstellung auf einer Spiegelglasplatte mit Stelllupe erfolgt, dient der 
HoOKE’sche Schlüssel an einer leichten Holzstange, welche man neben der 
Camera auf eine Stuhllehne dergl. legt. (Am besten dient dazu eine Gabel 
auf einer eisernen Säule, welche neben dem Camerastativ auf dem Boden 
steht.) In dieser Weise ist der grosse ZEiss’sche Apparat nicht nur der 
vollkommenste, sondern auch der bequemste. Wer also — neben der Ueber- 
zeugung, dass sich die Mikrophotographie für seine Zwecke verlohnt — die 
nöthigen Mittel besitzt und ein gut (nach Süden) gelegenes besonderes Zim¬ 
mer zur Verfügung hat, kann nichts besseres thun, als sich diesen Apparat 
anzuschaffen. Er wird dann, besonders wenn er sehr zarte ungefärbte Ob¬ 
jecte, die eine lange Exposition benöthigen, aufnehmen will, die beiden Sta¬ 
tive der optischen Bank und der Camera auf je einem besonderen Fundament 
zu befestigen haben, welche, wie im Arbeitszimmer von Roderich Zeiss 
(s. Carl Zeiss [2] p. 8), mit den Dielen des Zimmers in keiner Berührung 
stehen. Falls der ganze Boden fest genug, Erschütterungen nicht ausgesetzt 
ist, so ist es noch besser, beide Stative mit kleinen massiven Rädern zu ver¬ 
sehen und auf gemeinsame Schienen zu stellen, die fest im Boden eingelassen 
sind. Die Schienen müssen natürlich mit der optischen Axe des ganzen Appa¬ 
rates parallel laufen, und beide Stative müssen auf ihnen in jeder Lage fest¬ 
zuschrauben sein. Wer aber nicht so viel von der Mikrophotographie hält 
— so zu denken ist nach meiner Ansicht mit Ausnahme der Bakterien- und 
Diatomeen-Forscher jeder Biologe berechtigt — und doch gelegentlich Auf¬ 
nahmen machen möchte, der wird durch den zweiten in diesen ZElss’schen 
Catalog von 1888 aufgenommenen Apparat kaum sehr befriedigt. Die 
kleine Camera nach Francotte (sie könnte ebenso gut nach X oder Y 
!) Wir erinnern hier wieder an die Versuche von Ch. Fayel [ 1 ] 1878 
(s. p. 370-371 des vorl. Werkes), welcher das Objectivbild, allerdings ohne das 
Ocular auszuschalten, mit einer Convexlinse auf die photographische Platte 
projicirte und die Vergrösserung durch Verlängern der Camera und Ver¬ 
schieben der Linse zwischen dem Ocular und der Platte regulirte. Dieser 
Verschiebung entspricht das Aus- und Eindrehen der Vorderlinse des Pro- 
jectionsoculars. 
