401 
Stellung der „Erythrosinbadeplatten“ ein, welche sich allgemein eingebürgert 
hat. Die nach ihm präparirten Platten besitzen eine grosse Empfindlichkeit 
für gelbgrünes Licht. Und zwar ist diese Empfindlichkeit bei Petroleumlicht 
8-10mal höher für die gelben, als für die blauen Strahlen; bei Sonnenlicht 
ist sie für beiderlei Strahlen gleich. Deshalb muss ein gelbgrünes Licht¬ 
filter benützt werden. Dazu schlägt er eine Kupfer-Chromlösung vor. Diese 
lässt concentrirt nur Strahlen von 580-560 Millimikren, verdünnt 590-545 
Millimikren Wellenlänge durch. In diesem Lichte erscheinen also die (mit 
Fuchsin) roth, blau und violett gefärbten Bakterien auf der Einstellscheibe 
schwarz, sie lassen also keine Lichtstrahlen durch. Natürlich muss die Ex¬ 
position mit diesem Lichte verhältnissmässig lange dauern, und über eine 
400fache Vergrösserung kann man damit nur bei Anwendung von Apochro- 
maten und einem achromatischen Condensor gehen. 
Eine wesentliche Verbesserung erfuhr 1889 die AßBE’sche Camera durch 1889 
die erwähnte Modification von H. W. Heinsius [ 1 ]. Erst diese hat es er¬ 
möglicht, eine schwierige Zeichnung unter dem Zeichenapparate bis in ihre 
Einzelheiten fertig zu machen. Bios durch die Camera gesehen, kann man 
manches nicht gehörig beurtheilen und oft kann man, besonders wenn man 
etwas in verschiedenen Ebenen verfolgen muss, so nicht bestimmen, ob man 
die richtige Einstellung getroffen hat. Von Zeit zu Zeit ist es nothwendig^ 
das mikroskopische Bild direct durch das Ocular zu beobachten und dann 
das Zeichnen mit der Camera unmittelbar fortzusetzen. Das ist ganz 
unmöglich, wenn man den Apparat erst jedesmal vom Mikroskoptubus los¬ 
schrauben muss. Deshalb hat Heinsius das Prismengehäuse durch ein Ge¬ 
lenk mit horizontaler Axe mit einem Ringe verbunden, welcher durch die 
drei Schrauben, die früher in der Fassung des Prisma angebracht waren, 
auf den Tubus geschraubt wird. So ist das Prismengehäuse einfach nach 
vorne umzuklappen und wie ein Schachteldeckel wieder genau in die frühere 
Lage auf das Ocular zurückzulegen. Ich hatte schon (p. 370) erwähnt, dass 
die neueste, weiter unten zu erörternde Form der AßBE’schen Camera einen 
Rückschritt gegen die HEiNSius’sche bedeutet. Diese, wie wir sahen, schon 
1878 von Malassez [8] postulirte Befestigung des Zeichenapparates auf dem 
Mikroskope verhindert eine Verschiebung der Camera heim Ein- und Aus¬ 
schalten während des Zeichnens bis jetzt am allerbesten. Dass eine Ver¬ 
schiebung, welche gerade, weil sie meist gering ist und unbemerkt bleibt, 
zu Fehlern in der Zeichnung führen kann, doch nicht vollkommen ausge¬ 
schlossen ist, kommt daher, dass sich das Auszugrohr des Mikroskops während 
des Zeichnens in Folge der Schwere des Apparates gelegentlich etwas senkt 
und beim Um- oder Zurückklappen nicht selten auch etwas dreht. Wir werden 
auf diese Fehlerquelle und auf ihre Beseitigung weiter unten noch zurück¬ 
kommen. Eine praktische Neuerung von Heinsius wird von der Firma 
C. Zeiss leider nicht einmal bei dem umklappbaren Apparat berücksichtigt; 
nämlich dass das Brillenglas und die Rauchgläser von vorne und nicht 
von oben in ihre Rahmen einzustecken seien. Die von oben eingesteckten 
Gläser fallen, sobald sich die Rahmen lockern, aus dem umgeklappten Apparat 
leicht heraus und man muss sie irgendwie besonders befestigen. — Nur er¬ 
wähnt sei hier die im Princip mit seiner alten übereinstimmende Camera 
lucida von G. GoVI [5], da sie von ihrem Autor nur für Aufnahmen von Land- 
26 
Ap&thy. 
