463 
von grösserer Tiefe (Penetration), es sei denn zum Suchen. Die Wissen¬ 
schaft würde sicher mehr gewinnen als verlieren, wenn man jegliche 
Blende von deu Mikroskopen abschaffte. Man wäre dann wenigstens ge¬ 
zwungen, besser zu beobachten und bessere Präparate zu machen. Die 
Ermöglichung einer maximalen Apertur des beleuchtenden Lichtkegels bei 
minimalen Anforderungen in Bezug auf Intensität und Ausdehnung der 
Lichtquelle, das ist das grosse Verdienst der modernen Beleuchtungs¬ 
apparate. 
Aber auch zu dem Höchsten, was unsere Mikroskope heutzutage leisten 
können, und zwar leisten ohne besondere Künste und Fertigkeit des Beob¬ 
achters zu jeder Zeit mit Leichtigkeit, bedarf es eines Beleuchtungsapparates, 
am besten eines achromatischen, von der grössten Apertur, welche die zu 
ernstlicher Alltagsarbeit noch tauglichen Objectivsysteme besitzen, nämlich 
von P40 N. A. Diese Apertur muss aber auch voll ausgenützt werden durch 
Verbindung der oberen Fläche des Condensors mit der unteren des Object¬ 
trägers durch einen Tropfen Immersionsöl. Und hier erwähne ich noch 
einen kleinen Kunstgriff, welcher die Leistung des Beleuchtungsapparates 
wesentlich erhöht, ihn sowohl zum Erzeugen des lichtstärksten und farben¬ 
treuesten Absorptionsbildes, das man sich nur denken kann, als auch zum 
Lösen der schwierigsten Aufgabe, welche man der resolvirenden Kraft eines 
Linsensystems nur stellen kann, befähigt. Ich belasse die kleine 
Scheibe von Pauspapier auf der unteren Fläche des Object¬ 
trägers auch dann, wenn ich den Condensor in Oel getaucht 
gebrauche (die Glasleisten werden aber natürlich entfernt). So sehe ich 
mit einem ZEiss’schen apochromatischen Objectivsystem von 3 mm Brenn¬ 
weite und L40 Apertur und mit dem Ocular 18 die Querstreifen einer Am¬ 
phipleura sogar bei ganz centraler Stellung des Spiegels; ich kann diesen 
überhaupt nicht so stellen, dass die Streifen nicht deutlich sichtbar seien; 
bei der geringsten Schrägstellung des Spiegels treten sie aber scharf, mit 
trotz des ganz hell gebliebenen Gesichtsfeldes so schwarzen Linien auf, als 
ob es sich um die Querstreifung eines Insectenmuskels handelte. Dabei 
gelingt es überraschend leicht, die Spiegelstellung zu treffen, bei welcher 
die Zwischenräume der schwarzen Streifen sich in je eine Reihe von Körn¬ 
chen verwandeln 1 ). Die Körnchen sind (wie auch an den Enden der 
Pleurosigma-F anzer) nicht gleich gross, auch sind sie in den benachbarten 
Querreihen nicht ganz entsprechend gelagert, sodass sie nicht ganz gerade 
Längsreihen bilden; daher sind sie mit den ganz geraden oder dem Pan¬ 
zerrande parallelen Längsstreifen, welche auf Interferenzlinien beruhen, 
nicht zu verwechseln. Auch hierzu benutze ich den Hohlspiegel und 
hebe den Condensor bis zur Berührung an den Objectträger. Bei genau 
derselben Anordnung bekomme ich, wie gesagt, auch für Farbenbilder 
!) Dasselbe kann ich, wenn auch nicht so leicht, mit einem apochro¬ 
matischen System von 2 mm Brennweite, aber nur U25 N. A. (nominell 
ist diese grösser) und mit einer Semiapochromatlinse 18 b von derselben 
Brennweite und Apertur, beide von Reichert bezogen, erreichen, obwohl 
beide schon stark trüb geworden sind und für reine Farbenbilder nichts 
mehr taugen. 
