473 
also je geringer seine Tiefe, einen nm so grösseren Einfluss werden schon 
geringe Verstellungen des Condensorsystems in der optischen Achse auf die 
Lichtintensität des Gesichtsfeldes, auf den Charakter und auf die Schärfe 
des mikroskopischen Bildes haben, und es wird in gewissen Fällen un¬ 
möglich, ein vollkommen farbloses Gesichtsfeld von der nöthigen Licht¬ 
intensität zu bekommen. Stellt man das Coudensorsystem so tief, dass 
die Brennpunkte der weniger gebrochenen Strahlen in die für die Ocular- 
beobachtung eingestellte Objectebene fallen, so wird nicht nur das Gesichts¬ 
feld eine mehr gelbliche Färbung bekommen, sondern es werden vorwiegend 
weniger schief einfallende Lichtstrahlen gleichzeitig mit ihren confocalen 
in das Objectiv gelangen, welche zwar optisch sehr wirksam sind, aber 
am wenigsten zum Auslöschen des Refractions- und Diffractionsbildes, also 
zum Erzeugen des reinen Farbenbildes beitragen (andrerseits auch ein 
schwieriges Structurbild, etwa Diatomeenstreifen, unaufgelöst lassen). Stellt 
man hingegen das Condensorsystem so hoch, dass die Brennpunkte der 
stärker gebrochenen Strahlen in die Objectebene fallen, so spielen zwar die 
am schiefsten einfallenden Strahlen die grösste Rolle in der Beleuchtung 
des Gesichtsfeldes, welches einen mehr bläulichen Schimmer bekommt, und 
in der Erzeugung des mikroskopischen Bildes, welches zu einem reinen 
Farbenbilde wird (oder je nach dem auch die Auflösung feinster Structuren 
enthält), aber eventuell wird dadurch die Lichtintensität für das Auge und 
der Contrast des freien Gesichtsfeldes mit den gefärbten Elementen we¬ 
niger günstig. Allerdings wird durch die Einschaltung des Objectträgers 
die Entfernung des Brennpunktes der violetten Strahlen von dem der 
rothen etwas gemindert, indem ersterer eine stärkere Hebung durch die 
eingeschaltete Glasschichte erfährt als letzterer (es erfolgt eine die durch 
den Condensor bewirkte Untercorrection etwas compensirende Ueber- 
correction durch den Objectträger 1 ; nichtsdestoweniger muss man aber 
das Optimum der Condensorstellung für ein bestimmtes Farbenbild durch 
Probiren feststellen, und nie ist dieses Optimum dann erreicht, wenn das 
Bild von entfernten Gegenständen (oder überhaupt der Lichtquelle) in die 
Objectebene projicirt erscheint, es muss immer etwas höher liegen (s. w. u.). 
Alle diese Schwierigkeiten fallen weg, wenn man einen in jeder Beziehung 
gut corrigirten achromatischen (noch besser apochromatischen) Condensor 
benützt. 
Für schiefe Beleuchtung soll nach Nägeli und Schwendener eine 
seitlich verschiebbare Blendung mit einer entsprechenden Spiegelstellung 
combinirt in den meisten Fällen dasselbe leisten, wie die complicirteren 
Apparate. Sehr schiefes Licht hat aber nur dann die oft sehr erwünschte 
*) Bei meinem chromatischen AßBE’schen Condensor von L40 Apertur 
liegt der Brennpunkt der rothen Strahlen beinahe um Vi mm (nahezu 250 [j.) 
höher als der der violetten Strahlen. Durch Auflegen eines Objectträgers 
von ungefähr 1 mm Dicke, wird der Brennpunkt der violetten Strahlen 
etwa um 300 jx, der der rothen um etwa 250 |x gehoben, sodass der schliess- 
liche Höhenunterschied der exstremsten Brennpunkte, wenn man auch die 
Wirkung der Schichte des Eiuschlussmediums in Betracht zieht, nicht ganz 
Vö mm ausmacht. 
