475 
schiedener gefärbter Substanzen dieselbe Anordnung, wie Castracane [la], 
dessen Versuche ihm, wie es scheint, noch nicht bekannt waren, allerdings 
auch ganz anderen Zwecken dienten. Er verbindet einen Bunsen-Kirch- 
HOFF'schen Spectralapparat in der Weise mit dem Mikroskop, dass er nach 
Entfernung des Fernrohroculars das Spectrum der Sonne oder einer Petroleum¬ 
lampe auf den Spiegel des in gewöhnlicher Weise vertical stehenden Mikro¬ 
skops fallen lässt. Durch Drehung des Prismas oder des Spiegels können die 
Farben des Spectrums hintereinander durch das Gesichtsfeld geführt werden, 
welches, falls das objective Sehfeld des benutzten Objecttivsystems klein ge¬ 
nug ist, in verschiedener monochromatischer Beleuchtung erscheint. Fremdes 
Licht muss sorgfältig ausgeschlossen werden, man arbeitet daher nach Preyer 
(p. 92) am besten in einem dunklen Raum. Doch ist es nicht zu vermeiden, 
dass sich dem durch das Prisma vollständig zerlegten Lichte auch etwas un- 
zerlegtes beimische, welches durch den Spectroskopspalt eindringt, ausser man 
macht den Spalt so schmal, dass das Licht zur Beobachtung nicht mehr aus¬ 
reicht. Aber diese Beimischung von unzerlegtem Lichte ist auch nöthig, nur 
muss man, um vergleichen zu können, stets dasselbe Quantum zu dem rein 
monochromatischen Licht von jeder Farbe sich beimischen lassen. Ist das 
Licht ganz rein monochromatisch, so erscheint eine gefärbte Substanz nur in 
derjenigen Farbe nicht dunkel bis schwarz, welche ihrer eigenen Farbe ent¬ 
spricht; so kann im Natriumlicht auch eine Substanz schwarz erscheinen, 
welche gelbe Lichtstrahlen nicht absorbirt. Ist dagegen unzerlegtes, weisses 
Licht beigemischt, so erscheint die betreifende Substanz nur in denjenigen 
Theilen des Spectrums schwarz oder verdunkelt, deren Strahlen sie absor¬ 
birt, welche also auch in ihrem Spectrum fehlen, durch einen vollkommenen 
Absorptionsstreifen vertreten, beziehungsweise durch mehrere Absorptions¬ 
linien unterbrochen sind. „Aus dem Sch war zw er den“ sagt Preyer 
p. 97, „selbst sehr kleiner gefärbter Partikel in dem einen 
oder anderen monochromatischen Lichte unter dem Mikroskope, 
kurz aus ihrem mikrochromatischen Verhalten lässt sich auf 
das Spectrum der in Partikeln enthaltenen Substanz, folglich 
auf diese selbst schliessen.“ Diese und andere Methoden der mikrochro¬ 
matischen Untersuchungen — wir wollen sie mit Preyer’s Ausdruck so 
nennen, — hätten natürlich auch unter den mikrospectroskopischen weiter 
unten aufgezählt werden können, sie dienen aber auch als monochromatische 
Beleuchtungsmethoden für andere Zwecke, mögen also auch hier au ihrem 
Platze sein. — Seine neue optische Methode, die der Schlierenbeobach¬ 
tung, welche er 1864 [1] eingeführt hat, sucht nun A. Töpler [2] durch 
eine leicht zu applicirende Veränderung beim Mikroskop anzuwenden und 
dieses zu einem Schlierenapparate in kleinem Massstabe umzugestalten. Die 
Methode ist ja so empfindlich, dass damit sogar die Lufterschütterungen, 
die in Form von Schall von der Entladungsstrecke kräftiger elektrischer 
Funken ausgehen, als ausgebildete Wellensphäroide zu sehen sind; und da der 
Mikroskopiker sehr häufig in die Lage kommt, äusserst durchsichtige Dinge 
zu beobachten, so käme ihm eine solche Methode, wenn sie auch beim Mi¬ 
kroskop nicht gerade jene Empfindlichkeit erreichen könnte, sehr zu statten. 
In Wirklichkeit ruft aber die Schlierenmethode, sowohl die makroskopische, 
als auch die mikroskopische nichts anderes als eine Dunkelfeldbeleuchtung 
