480 
1868 So sagt z. B. Beale [1] p. 20, dass er eine kleine „Paraffinlampe“ mit 
rundem Docht benutzt und sie sogar für das Objectiv von Vöo" Brennweite 
(eine Specialität englischer Forscher, welche ihren Resultaten nichts weniger 
als zu Gute kam) von erstaunlicher Leistung findet. Ein Iris-Diaphragma 
ist bei Beale auf Tafel XIII, Figur 59 unter dem Namen „Co Hins new 
graduating diaphragm“ abgebildet und er sagt davon, dass es wohl bald 
alle anderen verdrängen wird (p. 25). Diese Prophezeiung hat sich merk¬ 
würdig spät, erst nach 20 Jahren erfüllt. Die Beleuchtung wird auf p. 17-26 
sehr kurz, ohne alle Theorie behandelt. — Edwin Smith [ 1 ] macht mehrere 
practische Vorschläge für die Beleuchtung: zwei Diaphragmenscheiben unter 
dem Condensor, die sich übereinander drehen lassen; ein kleiner Tubus aus 
schwarzem Carton, in welchen das Objectivsystem hineingesteckt wird, zum 
Abhalten des auffallenden Lichtes; ein Kreissector aus dünnem Messingblech 
herausklappbar mit dem Centrum unter dem Objecttisch befestigt, mit drei 
runden Fenstern am Rande, so gross, wie die grösste Diaphragmenöffnung, 
das eine Fenster mit einer matten Scheibe, das andere mit einer matten 
Rauchglasscheibe, das dritte mit gewöhnlichem Rauchglase eingelegt, zum 
raschen Diffusmachen oder Wechseln der Intensität des Lichtes (Light- 
modifier); Mattiren des Lampencylinders nur auf der einen Seite, damit man 
das Licht einfach durch Umdrehen des Cylinders ändern kann. Lauter 
Vorschläge, deren Berücksichtigung manche complicirte Apparate späteren 
Datums üherfiüssig gemacht hätte. — William Robertson [ 1 ] schlägt vor, 
Condensoren von der Form von zwei sich unter rechtem Winkel schneiden¬ 
den Halbcylindern zu benutzen. — Im Q. Journ. Micr. Sc. (N. S. 8. Bd. p. 107) 
ist ein Lampencylinder (nach Fiddian) von Metall, in der Höhe der Flamme 
kugelig aufgetrieben, abgebildet, aussen geschwärzt, innen reflectirend und 
an einer Seite mit einer runden, durch eine (gewöhnliche, matte oder farbige) 
Glasplatte verschlossenen Oeffnung, wo die Lichtstrahlen allein austreten 
können. — W. H. Hall [2] ein sehr complicirter Condensorapparat für die 
verschiedenen Beleuchtungen, auch mit polarisirtem Licht. Schwer und un¬ 
praktisch. 
1809 F. H. Wenham [8] kommt 1869 auf die von ihm vor 13 Jahren (s. oben 
p. 457-458) beschriebene Anwendungsweise des RAiNEY’schen Prinzips der Be¬ 
leuchtung opaker Objecte durch Lichtstrahlen, welche von der oberen Fläche 
des Deckglases total reflectirt werden, zurück. Er beschreibt weiter [9] 
auch eine Anordnung (Reflex-Illuminator) für Dunkelfeldbeleuchtung, bei 
welcher die Hypotenusen-Fläche eines gleichseitigen rechtwinkeligen Prismas 
zum Auflegen des Objectes dienen kann. Die durch die Kathetenflächen ein¬ 
dringenden Lichtstrahlen werden durch die Hypotenusenfläche total reflec¬ 
tirt; wenn aber ein Object mit Wasser darauf gelegt wird, so wird ein Theil 
der Lichtstrahlen durch das Object in das Mikroskop gelenkt, in welches 
kein anderes Licht eintreten darf. Ist das Object auf einem Objectträger 
montirt, so muss etwas Wasser zwischen diesen und das Prisma gebracht 
werden, und dann geht die Anordnung in die erste der vor 13 Jahren be¬ 
schriebenen über. — J. B. Reade [3] sucht die Vortheile der einseitigen 
schiefen Beleuchtung vor der zweiseitigen oder allseitigen darzuthun für die 
Erkennung der „wahren“ Form der Gebilde, welche die Zeichnung der Dia¬ 
tomeen bedingen. Er bestätigt durch diese Beleuchtung, was Wenham schon 
