481 
vor 9 Jahren behauptete (s. bei G. C. Wallich [ 1 ] eine Anmerkung- der 
Herausgeber am Ende des Aufsatzes, p. 145), später ([10] 1864 p. 205) auf¬ 
gegeben zu haben schien, aber in diesem Jahre in der oben erwähnten Ar¬ 
beit ([8], p. 25-26) wieder bestätigte, dass die Zeichnung von Pleurosigma 
angulatum durch Reihen von Quarzkörnchen bedingt wird. (Dasselbe habe 
ich mit ganz anderen Mitteln, so zu sagen experimentell nachge- 
wiesen, s. Apäthy [ 10 ] 1892.) Reade’s Vorrichtung besteht einfach aus 
einem total reflectirenden Prisma unter dem Objecttisch, welches, um eine 
horizontale Achse drehbar, parallele Strahlen unter beliebigem Winkel in die 
Objectebene projicirt. Im Wesentlichen ist sie nichts weiter als das an Stelle 
des Spiegels von mehreren Mikrographen schon lange empfohlene Prisma, 
nur näher zur Objectebene angebracht. Reade nennt ein solches Prisma 
„diatom-prism“ und wundert sich, dass man es nicht schon lange benützt 
hat (p. 9). Ich glaube kaum besonders betonen zu müssen, dass das blosse 
Aussehen des Panzers, als ob er beiderseitig mit hemisphärischen Vorsprüngen 
besetzt wäre, noch keineswegs genügt, um die erwähnte Körnchenstructur 
für bewiesen betrachten zu können, wie es Reade glaubt. — G. W. Royston- 
Pigott [4] liess sich durch Powell & Lealand einen Condensor constru- 
iren, welcher ein concentrirtes Büschel von mit einander parallelen Strahlen 
unter in einer frontalen Ebene veränderlichem Winkel in die Objectebene 
wirft, indem er auf einem eingetheilten Kreisbogen verschiebbar befestigt 
ist. Schon Nobert [ 1 ] suchte 1896 dieses Prinzip der Beleuchtung mit 
einem Lichtkegel von minimaler (bei ihm und Royston-Pigott 0) Apertur 
einzuführen, und eigentlich blieb es bis in die neueste Zeit, in Deutschland 
nicht wenig unterstützt durch die Autorität Abbe’s (s. w. u.) das herrschende. 
Auch die Bewegung des Condensors in einem Kreisbogen hatte schon 
J. D. Sollitt [ 1 ] 1855 vorgeschlagen (s. oben p. 457). — Unter dem Titel 
,.A suggested Plan for Dark-ground and oblique Illumination“ giebt im Month. 
Micr. Journ. jemand den Rath, die Kanten einer vier- oder sechsseitigen 
stumpfen Pyramide unter verschiedenen Winkeln zur optischen Achse so zu 
facettiren, dass sie gleichzeitig für Objective von verschiedener Apertur als 
Beleuchtungsprisma diene (später als neue Entdeckung nochmals beschrieben 
s. w. u ). — Thomas Fiddian [2]: vielleicht die praktischste und vollkom¬ 
menste Petroleumlampe für mikroskopische Zwecke (abgesehen vielleicht von 
den Petroleum-Auerlampen, wenn sich diese bewähren sollten). Sie ist mit dem 
oben erwähnten reflectirenden Metallcylinder, einer grossen HERSCHELL’schen 
Sammellinse und einer mit Gyps belegten Platte, wenn die Lichtquelle reflec- 
tirtes Licht sein soll, versehen und sie ist nach allen Richtungen leicht 
verstellbar. Fiddian sucht damit den zuerst von Wollaston entwickelten, 
aber von Fiddian Brewster zugeschriebenen, obwohl von diesem nur über¬ 
nommenen Principien der mikroskopischen Beleuchtung (p. 436 weiter oben) 
zu entsprechen. 
Robert B. Tolles [ 1 ] 1870: ein Vertical-Illuminator mit einem total 1870 
reflectirenden Prisma zwischen der Front- und Mittellinse des Objectivsystems. 
Das Prisma verdeckt die eine Hälfte der Apertur des Objectivs, und diese 
dient zur Beleuchtung, während durch die andere Hälfte die vom Object 
zurückkommenden Strahlen zum Auge gelangen und das Bild erzeugen 
können. (Dasselbe geschieht bei der Vorrichtung von Sorby, (s. oben p. 466 
31 
A p A t h y. 
