482 
bei Rich. Beck [1]). — G. W. Royston-Pigott [5] sucht darzuthun, dass 
keine gute Definition des Bildes erreichbar ist, wenn auch der Beleuchtungs¬ 
apparat nicht frei ist von allen Fehlern der chromatischen und sphärischen 
Aberration. Die Reduction des Beleuchtungskegels auf ein axiales Bündel 
ist darum nothwendig, damit die Aberrationen vermindert werden, damit 
jeder Punkt der Lichtquelle möglichst annährend als ein Punkt in der Ob¬ 
jectebene abgebildet wird. Weder Royston-Pigott , noch Abbe und andere 
zogen aber in Betracht, dass die falschen Zuthaten zu dem mikroskopischen 
Bilde, welche durch den Einfluss des Objectes auf den Gang der Lichtstrahlen 
bedingt werden, viel grösser sind als die durch die ungenaue Abbildung der 
Lichtquelle durch den Beleuchtungsapparat verursachten, und dass die Sicht¬ 
barkeit jener Zuthaten durch die Verminderung der Apertur des Beleuch¬ 
tungskegels gesteigert wird, wogegen sie durch Vergrössern der Apertur un¬ 
sichtbar gemacht werden können. Was man an Deutlichkeit und Schärfe der 
Zeichnung verliert, das und noch viel mehr hat man durch die Befreiung 
des Bildes von jenen für die richtige Beobachtung gewonnen (s. auch w. u.). 
— J. Matthews [2] : Objectiv als Condensor mit verstellbarer Achse. Nichts 
Neues. 
1871 Browning [1] modificirt 1871 die Mikroskopirlampe nach Fiddian so, 
dass sie auf den kleinsten Raum zusammengepackt werden kann. Sie ist, 
auf einer verticalen Stange befestigt, um eine horizontale Achse drehbar, da¬ 
mit die Flamme je nach dem mit möglichst breiter oder schmaler Fläche 
dem Spiegel entgegen blickt. F. W. Griffin [1]: über die Anwendung des 
„Diatom-prism“ von Reade , welches als etwas ganz Neues, die Verwirk¬ 
lichung eines neuen Princips, des der einseitigen schiefen Beleuchtung, be¬ 
handelt wird, obwohl ja, wie wir wissen, die ursprüngliche Anwendung des 
schiefen Lichtes schon auf diesem Princip beruht, und Wenham [2] 1850 
den Mängeln desselben durch die zweiseitige schiefe Beleuchtung entgegnen 
wollte. — R. B. Tolles [2] : Vielleicht der erste directe Vorschlag, Irnmer- 
sionscondensoren zu benützen, d. h. die Luftschichte zwischen Condensor 
und Objectträger durch eine Flüssigkeit zu ersetzen. Allerdings war die 
Idee durch Wenham schon sehr nahe gelegt. 
1872 Indessen kam allmählich auch F. H. Wenham von der zweiseitigen 
schiefen Beleuchtung zurück, indem er [11] 1872 seinen Reflex-Illuminator so 
modificirte, dass er sich nur darin von einem NACHET’schen Prisma für 
schiefe Beleuchtung unterscheidet, dass die dem Object zugekehrte Facette 
nicht mit den dort austretenden Lichtstrahlen, sondern mit der optischen 
Achse einen rechten Winkel bildet, also parallel ist mit der unteren Fläche 
des Objectträgers. Beide Flächen müssen mit einer Wasserschichte mit ein¬ 
ander verbunden werden, damit die über den Grenzwinkel des Glases schief 
aus der Prismenfläche kommenden Lichtstrahlen von dieser nicht total re- 
flectirt werden, sondern in den Objectträger hinübertreten können. Wenn 
sich das Objet zwischen Deckglas und Objectträger in einer Luftschichte 
befindet, so werden die Lichtstrahlen von der oberen Fläche des Objectträgers 
total reflectirt, ausser an Punkten, wo sich das Object in unmittelbarer 
Berührung mit dem Glase befindet. Hier dringen sie weiter in das Object 
ein, und dieses erscheint, wie oben erwähnt, als ob es auf dem dunklen 
Untergründe selbst leuchtend wäre. Auf diese Weise waren die Streifen 
