498 
wiedergeben muss, sobald es eine für unser Auge physiologisch hinreichend 
deutliche Darstellung des Gegenstandes überhaupt enthält; vielmehr hat 
Abbe später ([IC] und [16a]) zu zeigen gesucht, dass die Objectähnlichkeit 
auch hier von den linearen Ausmassen der Structurelemente (des Objectes 
überhaupt) abhängt. 
Die Bedingungen des reinen Absorptionsbildes sind hinsichtlich des 
Präparates die Gleichheit der Brechungsexponenten und die 
Durchsichtigkeit sowohl des Objectes in allen seinen in Betracht kom¬ 
menden Theilen als auch des das Object einschliessenden Mediums. Dadurch 
sind nämlich die Ursachen, welche eine Brechung oder eine Spaltung der 
hilderzeugenden Lichtstrahlen durch Beugung vor ihrem Eintritt in das Ob- 
jectiv herbeiführen, aus dem Präparate eliminirt, und, falls ein Bild des 
Objectes überhaupt zustande kommt, so beruht es nur auf Absorption. 
Hinsichtlich der Beleuchtungsweise ist die Bedingung, dass Licht¬ 
strahlen von genügender Leuchtkraft in allen Richtungen gleichzeitig 
das Präparat durchsetzen und die vom Präparat kommenden Lichtstrahlen auch 
vom Objectiv aus allen Richtungen aufgenommen werden. Vollkommen reali- 
sirt ist diese Bedingung nur dann, wenn jedes Flächenelement des Objectfeldes 
von einem Strahlenkegel von 180° Apertur getroffen wird und andrerseits 
von jedem Flächenelement ein Strahlenkegel von 180° Apertur ausgeht und 
von dem Objectiv aufgenommen wird. Dann verhält sich die Objectebene 
inclusive des damit zusammenfallenden optischen Durchschnittes des Ob¬ 
jectes wie eine selbstleuchtende Fläche, und diese wird Punkt für Punkt 
conform, nach den Gesetzen der geometrischen Optik abgebildet (s. w. u.). 
Man nähert sich wenigstens der Erfüllung dieser Bedingung dadurch, dass 
man einerseits die volle Apertur eines Condensorsystems von der grössten 
möglichen numerischen Apertur mit recht grossen Linsen (um auch die ge¬ 
nügende Lichtstärke zu bekommen, s. p. 484) beim Beleuchten des Objectes 
auf einmal in Wirkung treten lässt und andrerseits mit einem Objectivsystem 
von der für die bezweckte Vergrösserung möglichen maximalen Apertur 
beobachtet. 
Robert Koch suchte eben diese zweite Bedingung des reinen 
Farbenbildes zuerst bewusst zu realisiren und deshalb benützte er den Abbe- 
schen Beleuchtungsapparat aus 1873 ohne Blende in Verbindung mit Oelimmer- 
sionssystemen der ZEiss’schen Werkstätte, bei welchen auch die Randzonen 
richtig corrigirt waren. Schon Koch macht nämlich darauf (p. 39) auf¬ 
merksam, dass das bei solcher Beleuchtung entstandene Bild verschleiert ist, 
sobald die Correction des Objectivsystems nicht ganz tadellos ist; dann muss 
man, um den Schleier zu beseitigen, von der Reinheit des Farbenbildes 
etwas opfern und die Apertur des Beleuchtungskegels einengen. Mikro- 
skopiker, die an reine Farbenbilder nicht gewöhnt sind, finden diese nament¬ 
lich bei starken Vergrösserungen, selbst wenn das Objectiv tadellos ist, 
ganz fremdartig, zu hell und verschwommen, trotzdem die Umrisse der far¬ 
bigen Gegenstände ganz scharf sind. Koch meint (p. 37), dass dies daher 
kommt, weil die Betreffenden an die viel dunkleren Gesichtsfelder der ein¬ 
fachen Spiegelbeleuchtung gewöhnt sind und die ihnen wohlbekannte Struc- 
turzeichnung des Gewebes vermissen. Für diese rätli er, die Blenden nicht 
ganz wegzulassen, sondern die Blendenöffnungen so lange zu vergrössern, bis 
