500 
dere mikroskopische Untersuchungen, „bei denen es sich vorwiegend um die 
Unterscheidung sehr kleiner gefärbter Elemente handelt.“ (p. 39.) Zuerst, 
aber nicht so bald, sondern mehrere Jahre später, hat die deutsche Cytologen- 
schule, wie wir oben auf p. 434 sahen, mit W. Flemming an ihrer Spitze 
diesen Rath befolgt, dadurch ganz unerwartete Resultate erzielt und dem 
ABBE’schen Beleuchtungsapparat zu grosser Ehre und Verbreitung verholfen. 
J. L. Wood ward [IS]: eine einfachere Anwendung des im vorigen 
Jahre [17] beschriebenen Prismas, welches, wenn es auch nicht bessere Dienste 
leistet als die in England und Amerika immer mehr verbreitete Immersion 
des Condensors, doch wenigstens viel billiger ist. (Eine Discussion über die 
Priorität der Erfindung dieser „Immersionsprismen“ s. im Journ. R. Micr. 
Soc. 1. vol. p. 308-310.) — Adolf Schulze fl]: Wenham’s Reflex-Illumina¬ 
tor beim Auflösen von Amphipleura pellucida in Balsam. Schulze macht 
hier (p. 45) die sehr richtige Bemerkung, dass es genügt, wenn die Streifen 
einer Diatomee grau auf weiss erscheinen, um sie als gelöst betrachten zu 
können. Weshalb aber die schwarzen Linien in gewissen Fällen (s. w. u.) 
eher zu vermeiden sind, giebt er nicht an. — W. Lighton : der optische Effect 
der Dunkelfeldbeleuchtung ist auch dadurch zu erzielen, dass man durch ein 
kleines Loch in’s Mikroskop hineinsieht, welches sich excentrisch über dem 
Ocular, im Niveau des Augenpunktes befindet. Die Uebereinstimmung 
ist nur scheinbar. — 1878 wurde auch die Form des ABBE’schen chroma¬ 
tischen Condensors mit P40 num. Apertur eingeführt, welche aus einer 
HERSCHEL’schen Doublette und aus einer einfachen hemisphärischen Hinter¬ 
linse besteht und auch heute noch am meisten gebraucht wird (s. hei Abbe 
[13a] p. 263). Dieser Apparat liefert Strahlen, welche in Glas 72° gegen 
die Achse geneigt sind; er bedarf also einer Oelscliichte zwischen seiner 
Hinterlinse und dem Objectträger, um ganz ausgenützt zu werden. — 
Ebenfalls aus diesem Jahre stammt eine neue, verbesserte Form des achro¬ 
matischen Condensors von Powell und Lealand mit 0’99 num. Apertur, 
welche nicht nur viel von den Engländern gerühmt, sondern auch ziemlich 
vollkommen, nur etwas lichtschwach ist, weil seine Linsen einen zu ge¬ 
ringen Durchmesser besitzen. Wie schon erwähnt, sind die ABBE’schen 
Condensoren mit ihren grossen Linsen den englischen in dieser Hinsicht 
überlegen, da ja für die Lichtstärke ausser der Apertur des aus dem Con- 
densor heraustretenden Lichtkegels auch die Zahl der confocalen Strahlen 
besonders in Betracht kommt, welche von je einem Punkte der Lichtquelle 
her durch den Condensor de facto aufgenommen werden kann. Diese ist 
aber bei gleicher Entfernung, der Lichtquelle um so grösser, je grösser die 
Linsen, namentlich die Vorderlinse des Condensors (s. oben p. 470 und 484). 
1879 1879 giebt Abbe [13] und [13a] die erste ausführliche Beschreibung 
der von der Firma C. Zeiss nach seinen Berechnungen construirten homo¬ 
genen Immersionssysteme. In demselben Aufsatze führt er, wie schon erwähnt, 
auch den Begriff der numerischen Apertur ein. (Das Product des Sinus des 
halben Oeffnungswinkels und des Brechungsindex des Mediums unmittelbar 
vor dem Objectivsystem, a = n sin u. Näheres hierüber bei Abbe [12] 1881.) 
Er betont (p. 5 des Separatabdruckes [13] und p. 259 von [13a]) an der Hand 
der Erwähnung der KoCH’schen, früher „ganz unerhörten“ Beleuchtungs- 
raethode hier wieder die Eigenschaft des vollen Beleuchtungskegels von grosser 
