529 
Vergrösserung beträgt die Accommodationstiefe nur noch 0 - 2l Mikren, die 
Focaltiefe dagegen noch immer 0 73 Mikren, die ganze Sehtiefe 0‘94, kaum 
1 Mikron. Dieser Betrag wechselt aber bei derselben Vergrösserung mit 
der effectiven Apertur des Objectivsystems: je grösser diese ist, umso ge- 
geringer die Sehtiefe, zu welcher die von der Apertur unabhänge Accom¬ 
modationstiefe bei den stärksten Vergrösserungen in kaum nennenswerther 
Weise beiträgt. 
Abbe hat auf die Wichtigkeit dieser Eigenschaft des mikroskopischen 
Sehens zuerst aufmerksam gemacht und betont, dass das Mikroskop bei 
starken Vergrösserungen gewissermassen zu einem optischen Mikrotom 
wird. Dadurch, dass man hintereinander verschiedene Ebenen des Objectes 
einstellt, bekommt man eine optische Schnittreihe, aus welcher man das 
körperliche Aussehen des Gegenstandes viel sicherer reconstruiren kann, 
als man darauf aus einem stereoskopischen Effect unter dem Mikroskop 
schliessen könnte. Je mehr man die volle Apertur eines Objectivsystems 
dioptrisch ausnützt, d. h. je grösser die Apertur des Beleuchtungskegels, umso 
dünnere optische Mikrotomschnitte bekommt man. Trotzdem Abbe die grosse 
Wichtigkeit der optischen Mikrotomschnitte richtig erkannt hat, verpönte 
er in seinen späteren Schriften, wie wir noch sehen werden, die Beleuch¬ 
tung mit Strahlenkegeln von grosser Apertur noch immer, indem er darzu- 
thun suchte, dass nur solche von verschwindend kleiner Apertur Bilder liefern, 
auf deren Conformität mit den thatsächlich vorhandenen Structurverhältnissen 
einigermassen gerechnet werden kann, sobald deren Feinheit ein Diffractions- 
spectrum von merklicher Winkelausbreitung hervorzurufen im Stande ist. 
Dadurch wurden zahlreiche Forscher dazu verleitet, auch die Präparate bei 
solcher Beleuchtung zu untersuchen, in welchen die zu beobachtenden Ele¬ 
mente einen genügenden optischen Kontrast im mikroskopischen Bilde her- 
vorrufen, um auch ohne Mitwirkung der Diffraction deutlich wahrgenommen 
werden zu können (s. w. u.). Die dicken optischen Mikrotomschnitte, welche 
man mit Objectivsystemen von starker Vergrösserung, also auch in der Regel 
grosser Apertur, bei einer Beleuchtung mit einem engen Strahlenkegel be¬ 
kommt, gleichen aber solchen wirklichen Mikrotomschnitten, bei welchen das 
schlechte Messer eine dicke Schichte oben und unten, und so den grössten 
Theil der Schnittdicke unbrauchbar gemacht hat. — Nach dem Obigen wird 
die Sehtiefe, also die Dicke des optischen Mikrotomschnittes auch durch ein 
Einschlussmedium von grösserem Brechungsindex vergrössert. Daraus würde 
folgen, dass man, um dünne optische Mikrotomschnitte zu bekommen, in Me¬ 
dien von möglichst geringem Brechungsindex einschliessen sollte. Eine der 
grössten Apertur der Objectivsysteme gleichkommende Apertur des Beleuch¬ 
tungskegels kann aber nur dann erreicht werden, wenn der Brechungsindex 
des Einschlussmediums gleich dem des Glases, es etwa Canadabalsam ist. 
Durch die auf diese Weise ermöglichte Zunahme der effectiven Apertur (mit 
dem AßBE’schen Beleuchtungsapparat bis auf P40 N. A.) wird die Dicke des 
optischen Mikrotomschnittes beinahe um so viel herabgesetzt, wie sie durch 
Einschluss in Balsam (Brechungsindex etwa P53) vergrössert wird gegenüber 
dem Einschluss in Luft (Brechungsindex 1), wobei die grösste effective 
numerische Apertur 1 ist. Das Verhältniss ist ungefähr 11 zu 1. Dieser 
geringe Nachtheil wird indessen vielfach aufgewogen durch den Vortheil, 
34 
A p ä t li y 
