531 
und des Brechungsindex des am wenigsten brechenden Mediums zwischen 
Object und Frontlinse ist 1 . Die maximale Oeffnung des effectiven Beleuch- 
tungskegels ist bei Trockensystemen etwa 80°, weil die Lichtstrahlen, welche 
schiefer (bei 41°) die obere Fläche des Deckglases treffen, von hier total 
reflectirt werden und nicht mehr in das Objectiv gelangen können, wogegen 
bei Immersionssystemen der Beleuchtungskegel (einen Immersionscondensor 
vorausgesetzt, s. oben p. 501) dieselbe Apertur besitzen kann, wie das Ob- 
jectivsystem (also einen Oeffnungswinkel von über 140°). Die Intensität 
der Beleuchtung hängt aber bei gleicher specifischer Lichtstärke der Licht¬ 
quelle, und wenn die Lichtstrahlen im selben Medium gegen das Object zu 
verlaufen, von dem Oeffnungswinkel der Lichtkegel ab, welche einerseits 
in den Condensor eintreten und andrerseits von diesem austreten, um in 
die Objectebene einzufallen. Der Oeffnungswinkel des eintretenden Licht¬ 
kegels, dessen Spitze sich in der Lichtquelle (beziehungsweise auf der Spiegel¬ 
fläche) befindet, berücksichtigen weder Crisp , noch Abbe, obwohl davon die 
Zahl der Lichtstrahlen abhängt, welche vom Condensor überhaupt aufge¬ 
nommen werden können, wie wir es oben dargethan haben. Die num. Aper¬ 
tur des austretenden Lichtkegels bestimmt, wie viel von den eingetretenen 
Lichtstrahlen zum Object gelangen. Diese Apertur bestimmt aber auch die 
Verschiedenheit der Richtungen, in welchen die Lichtstrahlen einen gege¬ 
benen Punkt der Objectebene schneiden, sie bestimmt daher auch den Cha¬ 
rakter des mikroskopischen Bildes. Also werden die Bedingungen 
des reinen Absorptionsbildes, bei welchem sich jeder Punkt 
des durchsichtigen Objectes wie selbstleuchtend verhält, durch 
die Immersionssysteme viel mehr als durch Trockensysteme er¬ 
füllt. — 
A. Tschirsch [ 1 ]: Vorrichtung zur Untersuchung verschiedener Licht¬ 
qualitäten auf Organismen („photochemisches Mikroskop“). — R. Altmann 
[7]: farbige Gläser zwischen Spiegel und Object. — F. Kitton [1] will 
die Benutzung der Schusterkugel zur Beleuchtung beim Mikroskopiren 
wieder auffrischen. Er glaubt, sie sei aus dem Gebrauch gekommen. Wie 
wir sahen, hat sie schon Hooke [ 1 ] 1665 benützt und sie ist, in Deutsch¬ 
land wenigstens, beständig in Gebrauch geblieben, und zwar wurde sie, wie 
Kitton vorschlägt, seit jeher mit einer dünnen Kupfersulfatlösung gefüllt 
(15:600 nach Kitton). — E. VAN Ermengem [3] illustrirt die Vortheile 
des Vertical-Uluminators bei trocken eingelegten histologischen Objecten 
(Ausstrichpräparaten u. dergl. auf dem Deckglase). 
M. Flesch [4] tritt gegen die vielen complicirten Beleuchtungsappa- 1882 
rate, die immer wieder empfohlen werden, auf; diese sind bei histologischen 
Untersuchungen ganz überflüssig, dagegen sehr nützlich die gefärbten Glas¬ 
scheiben, die man in den Diaphragmenträger des ABBE’schen Condensors 
legt. — Bausch & Lomb [ 1 ] führen einen Immersionscondensor von einer 
!) Wenn sich z. B. zwischen dem Object und der Frontlinse eine 
Schichte Luft (etwa unter dem Deckglas), die Glasschichte und eine 
Schichte Immersionsöl befindet, so hängt die effective numerische Apertur 
vom Brechungsindex der Luft ab. Dieser ist gleich 1, also die N. A. gleich 
dem Sinus des halben Oeffnungswinkels. 
34 * 
