532 
grösseren Apertur als 140 ein, und Bausch [ 1 ] construirt ein Paraboloid 
für mehrerlei Zwecke. — Die Firma Beck [2] modificirt ihren Revolver- 
Condensor so, dass er auch als Immersionscondensor zu gebrauchen ist. — 
E. Gundlach [ 1 ] sucht darzuthun, dass es bei einem Condensor, welcher 
nach dem ABBE’schen Typus construirt ist, nicht recht möglich wäre, die 
Apertur über P40 N. A. zu steigern, ausser man würde dem Apparat ganz 
riesige Dimensionen geben (Hinterlinse — Frontlinse d. Autoren — von 3 - 98", 
p. 87). Deshalb muss man, glaubt er, nach anderen Mitteln suchen, um 
schiefere Beleuchtung, als welche mit den gegenwärtigen Condensoren zu er¬ 
reichen ist, zu bekommen. Dafür schlägt er ein Kugelsegment mit concaver 
unterer Fläche vor, dessen obere plane Fläche in Oelcontact mit dem Ob¬ 
jectträger ist oder auch selbst als Objectträger dienen kann (p. 87). Er 
trägt die alte Idee Wenham’s, das Object zweiseitig, symmetrisch schräg 
zu beleuchten, als neu vor. In Wirklichkeit liegt das Bedürfniss eines 
Condensors von noch grösserer Apertur für die Zwecke, für welche man ihn 
construiren wollte, nicht vor, denn es giebt keine Probeobjecte, deren Zeich¬ 
nung nicht schon mit den vorhandenen Condensoren leicht sichtbar zu 
machen wäre, ausser etwa die die einzelnen Perlen von Ampliipleura pellu- 
cida von einander trennenden Längslinien. Wenn diese oft nur sehr schwei- 
sichtbar zu machen sind, so ist daran auch nicht die ungenügende Schiefe 
der Beleuchtung die Schuld, sondern die Beschaffenheit der Zwischenräume, 
welche die Perlen in den einzelnen Querreihen von einander trennen. Diese 
sind nicht nur ausserordentlich schmal (was ja nach der Diffractions- 
theorie nichts ausmachen würde), sondern sie stehen auch nicht genau 
vertical auf der Panzeroberfläche (beziehungsweise auf dem Gesichtsfelde), 
so dass die Bedingungen der Entstehung von Diffractionsspectren in dieser 
Richtung nicht immer vorhanden sind. Nothwendig wäre eine grössere 
Apertur des Beleuchtungskegels für die Entstehung von reinen Absorptions¬ 
bildern in schwierigen Fällen, wenn es auch praktisch brauchbare Objectiv- 
systeme von grösserer Apertur als P40 N. A. gäbe. — E. Pennock [ 1 ] mo¬ 
dificirt etwas Mayall’s Spiraldiaphragma, R. Hitchcock [3] glaubt Neues vor¬ 
zuschlagen, indem er das kleine Prisma statt des Spiegels im Vertical-Illu- 
minator empfiehlt. — Henri van Heurck [9] beschreibt die Art und Weise, 
wie er kleine elektrische Glühlampen als Lichtquelle für das Mikroskop be¬ 
nützt. Er hält sie für die empfehlenswertheste Lichtquelle. Mit dieser 
Publication van Heurck’s beginnt eine lange Discussion über die Verwendung 
der elektrischen Glühlampen pro und contra nebst einem Prioritätsstreite. 
— Browning [2]: ein kleiner am Mikroskop anzubringender Heliostat. — 
C. .V. Boys [ 1 ] empfiehlt statt der gewöhnlichen Concavspiegel Sammel¬ 
linsen, deren eine Seite versilbert ist. Ein Vortheil von solchen ist, dass 
sie keine doppelten Bilder geben, wie die gewöhnlichen versilberten Glas¬ 
spiegel. — R. Dayton [ 1 ] combinirt in einem überflüssigen Instrumentchen 
den W ENHAM’schen „disk-illuminator“ mit dem „WoODWARD’schen“ Prisma, 
wobei der erstere nicht mehr seinen eigentlichen Zweck erreicht. — In der 
zweiten Auflage des DlPPEL’schen [1] Handbuches, von welchem zwei Ab¬ 
theilungen 1882 erschienen sind, werden die Beleuchtungsapparate auf 
p. 267-271 und 599-604 besprochen, aber nur wenige aufgezählt, nämlich 
ausser den Spiegeln, den Beleuchtuugslinsen für auffallendes Licht und den 
