535 
dann auch die centrale axiale Beleuchtung mit engen Strahlenkegeln, 
welcher Dippel das Wort redet. Diese Grundsätze habe ich in zwei Arbeiten 
(ApAthy [9] und [9a] 1893 bez. 1894) ausführlich auseinandergesetzt, deren 
später noch gedacht werden soll. 
Hier mögen auch die Rathschläge erwähnt werden, welche sich bei 
Dippel auf die Schonung des Auges beim Mikroskopiren beziehen (p. 748- 
752). Sehr zu billigen ist der Rath, dass man das Zimmer nie ganz ver¬ 
dunkele und nicht nur auf den Mikroskopspiegel Licht fallen lasse. Der 
fortwährende Wechsel der Accommodation der Iris und die Veränderungen 
des Lichtreizes, welcher die Retina beim Hineinblicken in das Mikroskop und 
in das dunkle Zimmer trifft, ermüden viel zu sehr und stumpfen das Sehver¬ 
mögen ab. Empfohlen wird dagegen der Dunkelkasten von Floegel. J. H. L. 
Floegel [4], welcher einen solchen schon vor 14 Jahren angegeben hat, be¬ 
schrieb ihn 1883 von Neuem. Der Kasten ist 60-80 cm breit, 20-25 cm tief 
und verschieden hoch je nach der Höhe des benutzten Stativs. In seinem 
oberen Theile ist er nach vorne ausgebaucht, damit der Kopf des Beobachters 
Platz hat, weil das Mikroskop hart an die Vorderwand geschoben werden soll. 
Hinten ist der Kasten ganz offen; in der Mitte des unteren Randes der vor¬ 
deren Wand befindet sich ein so hoher und so breiter viereckiger Einschnitt, 
wie der Objecttisch des Mikroskops. Da auf diese Weise auch von hinten 
Licht in den Kasten kommt, so ist der Gegensatz zwischen der Umgebung 
und dem Gesichtsfelde nicht so gross, als wenn das Zimmer ganz verdunkelt 
ist. Man könnte aber das Zimmer ebenso gut auch weniger verdunkeln, 
und dann wäre kein Dunkelkasten nöthig. Nöthig kann ein solcher deshalb 
werden, weil man im übrigen Zimmer mehr Licht braucht, um auch anderes 
darin machen zu können, als nur mikroskopiren, noch eher aber dann, wenn 
man bei directem Sonnenlicht mikroskopirt und keinen Heliostaten besitzt. 
Für gewöhnlich ist alles dergleichen überflüssig. Einerlei ist es auch, 
ob man das nicht beobachtende Auge offen hält oder zumacht. Ich mikros- 
kopire meist mit dem rechten Auge und halte das linke offen. Wird das 
nicht beobachtende Auge eventuell geblendet, so steckt man einfach ein 
Stückchen schwarzes Kartonpapier links auf das obere Ende des Mikroskop¬ 
tubus. Auch complicirtere Augenschoner und Beschatter für das Object (gleich¬ 
zeitig auch Athenschirme, s. Paulus Schiemenz [2] 1889) kann sich aus 
Kartonpapier jedermann selbst verfertigen wie es ihm gerade passt; besondere 
Vorschriften sind dazu nicht nöthig. 
In diesem Jahre und noch mehrere Jahre hindurch wurde das Interesse 
der Mikrographen in Betreff der Beleuchtung hauptsächlich durch die, wie 
wir sahen, von van Heurck [9] 1882 in die Mikroskopie eingeführten elek¬ 
trischen Glühlampen in Anspruch genommen. Van Heurck hält sie für die 
Beleuchtung par excellence des Mikrographen 1 . Mit Abbe, den van Heurck 
darüber befragte, sieht er die Vorzüge dieser Beleuchtung darin begründet 
(p. 254 in van Heurck [9a]), dass das elektrische Licht erstens sehr viele 
!) Er sagt (in [9a] p. 244): „Mais les experiences que nous firnes 
durant les derniers mois de l’annee 1881, nous montrerent que la lumiere 
electrique, par incandescence, realise l’eclairage par excellence que peut de- 
mander le micrographe.“ 
