550 
P. G. Unna [ 1 ] meint, zerstreuende Diaphragmen soll man möglichst 
nahe zum Object einschalten. Er benutzt sehr dünne matte Glasscheiben. 
Wo sich die zerstreuenden Diaphragmen je nach dem erzielten Bilde 
befinden sollen, haben wir weiter oben (p. 459 u. f.) besprochen. — J. W. 
Queen [2]: sehr einfache billige Petroleumlampe mit kleiner Flamme; Baker 
[ 1 ]: vereinfachte, aber nicht verbesserte NELSON’sche Lampe. — Im Journ. 
R. Micr. Soc. ist eine kleine elektrische Glühlampe (s. unter „Electric Incan- 
descence Lamp“) beschrieben, welche an Stelle des Condensors einzustecken ist; 
eine Kappe mit Condensorlinse, blauem Glas dergl. steckt man von oben auf 
die fingerförmige Lampe. — Coxeter und Nehmer [1]: elektrische Batterie 
für mikroskopische Beleuchtung. — Der „Desideratum“ Condensor von J. W. 
L. Miles [ 1 ] besteht aus einer in der Mitte mattgeschliffenen planconvexen 
Linse von längerem Focus, welche entweder für sich oder zusammen mit 
einer anderen planconvexen (hinteren) Linse von kurzem Focus und mit ver¬ 
schiedenen Diaphragmen gebraucht werden soll. Denselben Zweck kann 
man mit kleinen Scheiben von Pauspapier, welche man mit Immersionsöl 
aufklebt, bei jedem Condensor erreichen (s. w. oben p. 363); der Vortheil 
des MiLEs’schen ist. dass er zu den billigsten gehört. — E. H. Griffith [ 4 ] : 
ein ausklappbarer Blendenträger für Scheibenblenden. Nichts Neues. Grif¬ 
fith verfertigt Scheibenblenden, indem er runde Deckgläser auf dem Dreh¬ 
tisch zum Umranden der Präparate mit schwarzem Lack überzieht. Noch 
einfacher ist es aber, die Blenden aus schwarzem Cartonpapier zurecht¬ 
zuschneiden. — (Hierher auch Sciiiefferdecker [4] p. 321: Lampen, von 
C. Lees Curties ausgestellt.) — E. v. Eleischl [ 1 ] stellte stroboskopische 
Beobachtungen an sich contrahirenden Muskeln in der Weise an, dass er 
eine stroboskopische Scheibe mit radiären Einschnitten über dem Ocular 
anbrachte. 
1887 Aus dem Jahre 1887 müssen wir vor allem die erste Beschreibung des 
AüER’schen Gasglühlichtes als Lichtquelle für das Mikroskop von K. Bürk- 
ner [ 1 ] verzeichnen. Die von Auer von Welsbacii in Wien erfundenen 
Glühkörper sollen 1000 bis 1200 Stunden lang gleichmässig leuchten. Die 
Leuchtkraft könnte nach Bürkner’s Meinung für manche Zwecke ungenügend 
sein. Dasselbe meint auch Schiefferdecker [4] p. 321 von den in Wies¬ 
baden ausgestellten AuER’schen Lampen. Dem glaubt er durch Anbringung 
von zwei Glühkörpern neben einander unter einem Cylinder abhelfen zu 
können. In Wirklichkeit genügt die specifische Leuchtkraft der 
AuER’schen Glühkörper für alle mikroskopische Zwecke, es sei denn in 
Fällen, wo man durch sehr dunkle Lichtfilter kurzwelliges Licht erzielen 
will. Die specifische Intensität des Lichtes (die Menge des Lichtes, welche 
das Flächenelement der Lichtquelle ausstrahlt) wird durch Vereinigung von 
mehreren Glühkörpern auch nicht vergrössert, nur die lichtgebende Fläche. 
Doch giebt der Glühkörper gerade bei starken Vergrösserungen eine hin¬ 
reichend grosse leuchtende Fläche. Die Vergrösserung der letzteren kann 
nur bei schwächeren Vergrösserungen, wo doch sehr intensives Licht nöthig 
ist, namentlich wenn ohne Condensor gearbeitet werden soll, geboten sein. 
Dann empfiehlt sich die Gruppirung von mehreren Glühkörpern hinter einer 
matten Scheibe. Das relativ sehr weisse Licht, welches die Farben der 
Tinctionspräparate natürlich, wie Tageslicht, hervortreten lässt, und die 
