583 
wenig Licht durch, um hei anderen Objecten als Diatomeen und dergl. 
brauchbar zu sein. Bei tingirbaren Objecten wäre es auch sonst über¬ 
flüssig, da wir bis jetzt keine Stracturverhältnisse kennen, welche nicht 
auch mit weissem Lichte deutlich und vollkommen objectähnlich im reinen 
Absorptionsbilde darstellbar wären, abgesehen davon, dass die Aberrationsreste 
des Mikroskops, aber unter den oben auseinandergesetzten Bedingungen n u r 
diese, der Unterscheidbarkeit Schranken setzen. Ich spreche von dieser nur 
als von einer solchen Möglichkeit, weil wir keine tingirbaren Objecte 
kennen, bei denen der Abstand der Elemente nicht innerhalb der Grenzen 
läge, welche wir auch in Uebereinstimmung mit der AßBE’schen Theorie 
als für unsere heutigen Mittel erreichbar bezeichnen dürfen. Ueberhaupt 
unbrauchbar ist das Kupfer-Jodfilter bei Präparaten, welche in gelblichen 
Medien eingeschlossen sind. Ein Realgar - Präparat lässt z. B. nichts von 
den zwischen den Linien G und H befindlichen Lichtstrahlen durch. — 
Weiter erwähne ich auch den „directen Kühler“ von Osk. Zoth [ 1 ] noch¬ 
mals (s. oben pag. 413), indem ausnahmsweise auch bei der Ocularbe- 
obachtung Fälle Vorkommen (z. B. wenn man lebende Organismen unter¬ 
sucht), wo die Erwärmung des Präparates durch das intensive Licht schädlich 
werden kann. Ebenso haben auch die von Zoth ebenfalls erwähnten Ver¬ 
suche von Melloni [ 1 ] aus 1833 eine praktische Bedeutung für uns. Ge¬ 
legentlich begegnet man Cuvetten mit Alaun- oder anderen Salzlösungen, 
welche die Wärmestrahlen abhalten sollen. Melloni hat (s. oben p. 413) 
nachgewiesen, dass destillirtes Wasser sogar etwas mehr Wärme absorbirt, 
als diese Salzlösungen. Viel Wärmestrahlen absorbiren dagegen Alaun¬ 
platten, welche jedoch bald zu undurchsichtig werden. — A. M. Edwards [2]: 
Glasstab als Beleuchtungsapparat, wie der von Maddox (s. oben p. 562). — 
C. Reichert [3] macht den AßBE’schen Condensor seitlich ausklappbar, 
was das Ausschalten des Condensors entschieden bequemer macht, als bei 
der ZElss’schen Form, allerdings auch leichter Veranlassung zu schlechter 
Centrirung giebt. — G. P. Bäte [1] nennt „white - ground illumination“ 
diejenige Beleuchtung, welche entsteht, wenn man der Dunkelfeldblende 
eine etwas ausseraxiale Stellung giebt. Diatomeen erscheinen dann silber¬ 
glänzend auf matt weissem Grunde. Nicht schlechter und nicht besser, wie 
jede einseitige schiefe Beleuchtung. — 
Ich muss endlich hier noch darauf aufmerksam machen, dass die oben 
besprochenen Interferenzbilder z. B. von Triceratium nichts mit den 4 un¬ 
gewöhnlichen Bildern des Gitters der ABBE’schen Diffractionsplatte zu thun 
haben, welche in diesem Jahre L. Sohncke [ 1 ] beschrieben hat. Diese ent¬ 
stehen durch Spiegelung auf der Silberschichte der Diffractionsplatte und 
auf den Grenzflächen zwischen Luft und Glas im benutzten Objectivsystem 
(aa von Zeiss, mit Ocular IV). Sohncke sagt p. 223, die Art der Be¬ 
leuchtung sei von keinem wesentlichen Einfluss auf sie. Doch finde ich, 
dass sie, wenigstens das Bild I und II (p. 225-26) am deutlichsten zu sehen 
sind, wenn man eine enge Sehfeldblende benutzt (die Cylinderblende mit der 
engsten Oefl'nung ganz an den Objectträger geschoben, oder, weniger gut, die 
zugezogene Irisblende mit Condensor) und den Spiegel so stellt, dass ein 
Halbschatten in das Gesichtsfeld fällt, oder, nach Entfernung des Condensors, 
eine Sternblende in den Diaphragmenträger einsetzt. Die Apertur des 
