( 49 ) 
témoin en service, pendant toute une année, c’est-à-dire pour 
un passage de plus de 30 000 litres d’air par le tube BB', on 
obtient un dépôt évident de carbonate de baryum dans le 
tube bb'. On devra donc regarder les nombres auxquels nous 
sommes arrivés dans nos recherches comme exprimant seule¬ 
ment un minimum d’acide carbonique de l’air. A la vérité, ce 
minimum se rapproche assez de la vérité pour qu’il soit inutile 
de tenir compte de la différence, d’autant plus qu’une correc¬ 
tion de cet ordre ne s’accorde pas avec d’autres erreurs plus 
grandes, et inévitables celles-là, que comporte la méthode. 
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point. 
Au sortir du tube témoin bb ' l’air entre dans l’aspirateur. 
Celui-ci, d’une capacité de 114 1 ,620, est un cylindre en zinc C 
terminé par deux cônes, ainsi que le montre la figure. Il a 
l m ,220 de hauteur sur 0 m ,40 de diamètre et repose sur un bâti 
de bois. L’écoulement de l’eau qu’il contient a lieu par le 
tube F; on le règle à l’aide du robinet D. Pour assurer la 
continuité de la colonne d’eau dans le tube F on fait plonger 
son extrémité libre dans un vase V muni d’un trop-plein R 
destiné à maintenir le niveau de l’eau à une hauteur constante. 
A la fin de chaque opération, on lit la dépression, régnant dans 
l’aspirateur, sur le tube F. Comme contrôle pendant les opéra¬ 
tions, on a d’ailleurs placé un manomètre à eau M, en dehors 
de l’aspirateur, sur te tube amenant l’air après le barboteur bb'. 
L’aspirateur est muni d’un tube extérieur II, en verre, servant 
de niveau d’eau. 
Pour rendre l’écoulement de l’eau constant, l’aspirateur est 
muni d’un tube de Mariotte NN plongeant presque au fond et 
donnant accès à l’air. 
Enfin, un thermomètre donne la température de l’air con¬ 
tenu dans l’aspirateur à la tin de chaque opération. 
Le jaugeage de l’aspirateur a été fait en pesant l’eau qu’il 
peut contenir, par fractions de 6 kilogrammes environ. On a 
trouvé de la sorte, dans deux opérations, le poids de 115 kgr ,540 
pour la température de 17°, ce qui donne, en volume, pour la 
même température, la capacité de 114,640 en tenant compte de 
la densité de l’eau. 
Tome XXXVII. 
4 
