/ KO \ 
( 5o ) 
Je tube avec de l’eau de baryte si l'on veut obtenir des résultats 
précis ; nous en donnerons le motif plus loin. 
On procède ensuite au titrage de l’eau de baryte à employer 
pour fixer l’acide carbonique de l’air, comme il vient d’être dit, 
et l'on en verse, à l’aide d’une pipette jaugée, 12o centimètres 
cubes dans le tube barboteur. On place celui-ci verticalement 
sur un support fixe et l’on note le niveau du liquide sur 
l’échelle E ; ensuite on met le tube en place et, après avoir 
raccordé toutes les parties de l’appareil, on ouvre les robinets 
R et r. Après s’être assuré que l’aspirateur est complètement 
rempli d’eau, on ferme l’ouverture O, on fait plonger le 
tube F dans le vase V et l’on ouvre le robinet régulateur D 
de manière à obtenir une vitesse de circulation de l’air telle 
que chaque bulle séjourne 12 à lo secondes dans les barbo- 
teurs. Dans ces conditions il faut de 10 à 12 heures pour que 
l’aspirateur se vide complètement. 
Quand ce résultat est atteint, on mesure l’eau soulevée dans 
le manomètre M et dans le tube F pour connaître la pression 
de l’air dans l’aspirateur; le nombre de millimètres d’eau 
soulevée, divisé par 13.o, densité du mercure, fournit alors l’in¬ 
dication nécessaire pour le calcul. On note la pression baro¬ 
métrique, que l’on rapporte à la température de 0°, et enfin on 
observe la température de l’aspirateur. 
.On possède alors tous les éléments pour ramener, par le 
calcul, le volume de l’air humide contenu dans l’aspirateur 
à 0° et sous la pression barométrique normale. On fait usage, 
pour cela, de la formule bien connue 
v 
o — 
V (Ho - F - p) 
U,U03()6nt) 7()0 
dans laquelle V est la capacité de l’aspirateur, 
H 0 la pression barométrique, 
F la tension de la vapeur d’eau à la température t (fournie 
par les tables spéciales), 
p la dépression du manomètre en millimètres de mercure, 
t la température. 
Le volume de l’air V 0 à 0° et sous la pression normale étant 
