( 71 ) 
» d’échantillon. » Mais ils ont remarqué « qu’au bout de quelque 
» temps il se produisait aux dépens du caoutchouc (?), et mal- 
» gré les précautions prises pour empêcher tout contact de la 
» potasse avec les bouchons, une certaine quantité d’acide car- 
» bonique qui, venant s’ajouter à celui de la prise, enlevait 
)) toute précision à ces dosages. » 
D'après nos observations personnelles, les obturateurs en 
caoutchouc devaient céder de l’acide carbonique puisque la 
présence de l’excès de potasse qu’ils renfermaient annulait 
d’une manière continue la tension de ce gaz. 
Nous n’avons pas mesuré directement l’influence de l’emploi 
de tubes en caoutchouc plus ou moins longs sur les variations 
de la proportion d’acide carbonique de l’air. Cependant nous 
avons cru devoir supprimer, autant que possible, l’emploi de 
cette matière pour nous placer dans les meilleures conditions. 
C’est pour ce motif que nous avons toujours fait les raccords 
des tubes de notre appareil de manière que les bouts des tubes 
se touchent sous l’ajutage en caoutchouc et que nous avons 
même soudé les tubes / et V aux tubes BB' et bb'. 
D. — Expériences à blanc. Propriété de la baryte 
de se concentrer sur le verre. 
Nous avons fait un certain nombre d’expériences à blanc en 
vue de vérifier si la manœuvre de l’analyse n’amène pas de 
changement dans le titre de l’eau de baryte. A cet effet, nous 
avons répété toutes les manipulations que l’on doit faire pour 
un dosage, moins la circulation de l’air par les barboteurs. 
Nous sommes arrivés à des résultats assez inattendus que 
nous allons faire connaître dans l’ordre où ils ont été obtenus. 
PREMIÈRE EXPÉRIENCE ! 
Toutes les parties de l’appareil ont été lavées d’abord à l’aide 
d’une solution diluée d’acide chlorhydrique, puis, à fond, à 
l’eau pure et enfin desséchées. 
