434 
MEMOIRES. 
plication. La graduation simple qui existe est suffisante, à la 
condition toutefois d’avoir un tableau de correspondance 
dressé ad hoc pour chaque appareil. 
Le système que je viens de faire connaître permet donc de 
régler l’écoulement des gaz et de graduer la température, la 
quantité de vapeur d’eau et celle d’acide suif hydrique. 
Je ferai remarquer que si j’ai adapté deux bouches de 
humage au même appareil, c’est pour utiliser la vapeur qui 
se serait échappée en pure perte dans l’atmosphère. D’ail¬ 
leurs, il était utile de maintenir toujours la cheminée à une 
certaine température. Je crois donc avoir atteint ce double 
but en adoptant la disposition ci-dessus; en effet, la totalité 
de la vapeur passe forcément par la cheminée, soit par un 
seul compartiment, soit par les deux à la fois. 
Que Ton veuille bien considérer, d’autre part, et cela est 
d’une grande importance, que les deux personnes qui hument 
simultanément au même appareil n’ont absolument rien de 
commun; il n’y a pas la^ moindre communication entre elles; 
car lorsque l’une des cuvettes envoie sa vapeur dans l’un des 
compartiments de la cheminée, l’autre compartiment n’en 
reçoit pas du tout de cette même cuvette. Les matériaux 
gazeux servant à l’aspiration sont donc distincts pour cha¬ 
que personne, et il n’y a pas à redouter davantage que les 
produits de l’expiration puissent se mélanger. 
S’il y a indépendance complète entre les deux bouches du 
même appareil, a fortiori en est-il ainsi des appareils eux- 
mêmes. Cette innovation est fort appréciée par les médecins 
et par le public ordinaire. Sans parler des partisans de la 
doctrine microbienne qui reconnaissent là une sage précau¬ 
tion, il est bien certain que le simple humeur , dont l’esprit 
ne se préoccupe pas toujours des questions de contagiosité, 
éprouve néanmoins une grande satisfaction à puiser les va¬ 
peurs dans un milieu qui lui appartient tout à fait, dans une 
atmosphère qu’il sait ne pouvoir être viciée par la respiration 
d’un autre. 
Il me reste à parler des appareils à obturation supérieure . 
Gomme dans les précédents, la circulation de l’eau s’y fait 
