( 10 ) 
Pendant une partie des mois de janvier et février 1891, à la 
suite d’un accident causé par les fortes gelées, la prise d’air a 
été transférée dans la cour de l’Institut agricole de l’Etat. Nous 
n’avons pas fait intervenir dans le calcul des moyennes les 
dosages exécutés dans ces conditions; nous les avons utilisés 
uniquement pour démontrer l’influence des causes locales. 
Prise d’air . Appareil barboteur. — La prise d’air consis¬ 
tait en un tube en verre placé verticalement, du diamètre inté¬ 
rieur de 12 millimètres, dont l’orifice, situé à 5 mètres au-des¬ 
sus du sol, était recourbé vers le bas et garni d’une bourre 
filtrante en laine de verre. 
Elle était directement reliée aux appareils laveurs par un 
court manchon en caoutchouc. Nous avons emprunté à 
M. Schlœsing le principe de son barboteur, tout en lui faisant 
subir, afin de l’approprier à notre mode opératoire, des modi¬ 
fications dont quelques-unes avaient déjà été réalisées par 
M. Reiset. 
Notre barboteur comprend (voir dessin) : 
1° Un gros tube de verre de 0 m ,50 de hauteur et de 25 milli¬ 
mètres de diamètre intérieur, dans lequel sont engagées, à frot¬ 
tement dur, trois capsules en platine (c) renversées, distantes 
l’une de l’autre de 8 centimètres et dont le fond est percé de 
nombreux trous de petit diamètre; 
2° Un ballon rond à deux tubulures. Par l’ouverture supé¬ 
rieure pénètre jusqu’au fond le gros tube à disques de platine. 
Le joint est formé par un manchon en caoutchouc souple, 
assujetti par des ligatures. 
Pendant l’opération, le liquide absorbant placé dans le bal¬ 
lon est aspiré dans le tube barboteur et forme au-dessus de 
chacun des trois disques une couche rendue mousseuse par le 
passage continu d’innombrables petites bulles d’air. 
L’air à analyser traversait successivement trois barboteurs 
semblables, suivis d’un tube de Pettenkofer (t), destiné à con¬ 
trôler l’absorption complète de l’anhydride carbonique. Il se 
dirigeait alors vers l’aspirateur-mesureur par un tube en * 
