( H ) 
plomb parfaitement raccordé d’un côté aux laveurs par un 
robinet, et de l’autre soudé au tube de Mariotte de l’aspirateur. 
L’ensemble des appareils barboteurs se trouvait placé dans 
une armoire vitrée et entouré par un treillage métallique de 
l m ,50 de hauteur. 
L’aspirateur-mesureur. — L’aspiration et le mesurage de 
l’air ont été effectués au moyen d’un aspirateur à écoulement, 
placé dans notre laboratoire, et semblable à celui employé par 
M. Reiset et par M. Spring. 
C’est une caisse cylindrique en forte tôle, dont les deux 
extrémités coniques portent les tuyaux d’aspiration et d’écou¬ 
lement. Sur l’un des côtés se trouve un tube indicateur de 
niveau. 
Le fond se termine par un robinet à cadran, destiné à régler 
la vitesse d’écoulement de l’eau. 
Au robinet est fixé un tube en cristal gradué, dont l’extré¬ 
mité inférieure plonge dans un vase à trop-plein. 
Ce tube-manomètre sert à l’écoulement de l’eau et permet de 
déterminer, par la mesure de la colonne d’eau qui s’y main¬ 
tient à la fin de l’opération, la pression réelle de l’air aspiré. 
Un thermomètre dont le réservoir plonge à l’intérieur de 
l’aspirateur en indique la température. Le couvercle de l’aspi¬ 
rateur porte un robinet donnant issue à l’air pendant le rem¬ 
plissage, et le tuyau d’aspiration qui se prolonge jusqu’aux 
deux tiers de la profondeur. Le tube d’aspiration en plomb a 
été logé dans le sol, à une profondeur de Ü m ,60, pour être relié 
aux appareils laveurs situés près de la prise d’air. 
Jaugeage. — Le jaugeage de l’aspirateur a été effectué par 
écoulement. Nous nous sommes servis pour cela d’un flacon 
mesureur à col étroit, dont la contenance a été déterminée 
très exactement par pesée. La moyenne de plusieurs opérations 
dont les résultats furent très rapprochés nous donna une capa¬ 
cité de 163 litres 600. 
Méthode d’analyse. Liqueurs titrées. — Dans l’organisa- 
