( 15 ) 
Marche d’une opération. — L'aspirateur étant rempli, chacun 
des barboteurs reçoit 50 centimètres cubes d’eau de baryte, 
mesurés au moyen de la pipette décrite plus haut. 
On assujettit tous les joints, puis on adapte l’appareil ainsi 
monté à la prise d’air et au tuyau d’aspiration. 
Au moyen du robinet à cadran, on règle l’aspiration de façon 
qu’elle dure pendant environ cinq heures. Lorsqu’elle est ter¬ 
minée, on ferme le robinet et l’on détache les laveurs. 
On procède à ce moment à la lecture des instruments dont 
les indications sont nécessaires pour calculer le volume réel 
de l’air aspiré : baromètre, thermomètre de l’aspirateur et hau¬ 
teur de la colonne d’eau dans le tube-manomètre. 
Si l’on examine l’état des laveurs, on remarque que le pre¬ 
mier contient un fort dépôt de carbonate de baryum, le 
second un dépôt moindre ; le troisième est faiblement trouble 
et le tube de Pettenkofer reste clair, indice certain du complet 
dépouillement de l’air. Toutefois, au bout d’un certain nombre 
d’opérations, les parois de ce tube se voilent par le dépôt 
baryte hydratée. Les beaux cristaux du système ‘hexagonal, très brillants, 
mesurant jusqu’à 5 millimètres de longueur, qui se forment quelquefois 
dans les flacons ou dans la burette à baryte, sont constitués par un 
silicate de baryum qui, d’après une analyse faite en 1886, dans notre 
laboratoire, par M. de Marneffe, a la composition suivante : 
Eau (100°).27.31 
Perte par calcination .... 6.17 
Acide silicique.19.13 
Oxyde de baryum.46.61 
Non dosé et perte. 0.78 
100.00 
La baryte, en se combinant à la silice du verre, met en liberté une 
quantité équivalente de base; la formation des cristaux doit donc être 
sans influence sur le titre — ce que, d’ailleurs, l’expérience a maintes 
fois confirmé. 
