XXV. Die Lichlabsorption in assimilirenden Blattern. 
t 
545 
suchsreihe ein anderes Blaltstück in den Apparat eingelegt werden sollte. 
Von (j aus geht die Luft durch einen Gummischlauch, der entweder mit der 
Glasröhre li oder mit der in das Absorptionsgefäß l führenden Glasröhre 
verbunden wird. Im ersteren Falle geht die Luft durch eine mit Wasser 
zur Hälfte gefüllte Flasche (Fig. 1, i) und tritt durch den linken Schenkel 
des Dreiwegrohres k bei passender Stellung des T-förmig durchbohrten 
Hahnes in diesem Rohre zum Versuchsobjekt. Andernfalls geht sie durch 
das Absorptionsgefäß l, das mit Holzkohlestückchen gefüllt ist, die ich in 
einer sehr konzentrirten Natronlauge eine Zeitlang gekocht hatte, und die 
daher mit einem Brei von Natronlauge und auskrystallisirlem Ätznatron 
bedeckt waren. Hier verliert die Luft natürlich außer der Kohlensäure 
auch noch einen Theil des in ihr enthaltenen Wasserdampfes, ln der 85 cm 
langen, mit nassen Bimssteinstückchen gefüllten Röhre m sättigt sie sich 
wieder mit Wasserdampf, gehl durch die mit klarem Kalkwasser zur Hälfte 
gefüllte Flasche n, und tritt von der anderen Seite in das Dreiwegrohr k. 
Oie Zuleitungsröhren, welche die Luft in die Flaschen i und n leiten, tauchen 
so tief ein, daß durch beide unter gleichen Umständen in gleichen Zeiten 
dieselbe Luftmenge hindurchgeht, o in Fig. 1 ist das obere Ende eines ge¬ 
nauen Thermometers(Normalthermometer 
Nr. 57 von Fuess in Berlin), dessen Kugel 
sich neben dem Stativ des Thermoele¬ 
mentes befand. 
Figur 2 zeigt den auch in Fig. 1 ge¬ 
widmeten llolzkasten, das Gehäuse des 
eigentlichen Apparates, geöffnet von hin¬ 
ten. Das in dem Stativ a enthaltene 
Thermoelement steht durch die iso- 
lirte DrahtleituDg b in Verbindung mit 
dem Galvanometer. Die runde Fußplatte 
dieses Gehäuses ist durch Schrauben auf 
dom Boden des Holzkastens befestigt. Der 
obere Theil der vertikalen Säule des Ge¬ 
häuses ist hohl. Er enthält das Thermo¬ 
element, dessen Löthstelle in der Mitte 
eines wagerechten, 3 cm weiten Messing- 
r °hrs liegt, das innen polirt und vergol¬ 
det ist. Dieses Rohr hat vorne einen in 
der Figur sichtbaren Deckel, der durch Fig. 2. 
Orehung um einen der Rohrachse paralle¬ 
len Stift geöffnet wird und während der ganzen Dauer eines Versuchs offen 
bleibt. Er ist nur geschlossen, wenn der Apparat nicht gebraucht wird. 
Oer Blechkasten (Fig. 2c) von 40 ccm Inhalt enthält das Versuchsobjekt, ein 
kleines, circa 6 cm langes und ebenso breites Blattstückchen. In ihn 
Arbeiten a. d. bot. Institut in Würzbnrg. ßd. III. 36 
