546 
E. Detlefsen. 
sind vorne und hinten Platten von weißem Spiegelglas luftdicht eingekiltet, 
oben ist er durch einen Deckel ziendich luftdicht verschlossen. Von dein 
Dreiweghahne (Fig. \k) aus fuhrt ein Rohr durch die Vorderwand des Holz¬ 
kastens, das durch den Gummischlauch {Fig. 2rf) die Luft zu dem Versuchs¬ 
objekte leitet. Sie entweicht durch die kurze Röhre (Fig. 2e). 
Der Blechkasten enthält eine senkrecht stehende Bleehplatle mit z"“ 1 ' 
in derselben Höhe liegenden kreisförmigen Öffnungen von 3 cm Dur 
messer. Hinter der einen von diesen und zwar hinter der in Fig. 2 1 
liegenden wird das Blattstück durch 2 dünne Gummiringe, die um 
Blechplatte herumgelegl sind, so festgehallen, daß es seine Oberseite 
Lichte zukehrt. In den mit Graphit eingeriebenen Falzen von 2 Ilolzlei 
kann der Blechkasten leicht hin- und hergeschoben werden. 2 Marl 
ins Ilolz geschnittene Kerben, ermöglichen es, daß man ihn rasch in 
jenige Stellung schieben kann, wo eines der beiden Löcher gerade vor 
Mündung des Thermoelementes steht. Über die nicht von dem Blattst 
bedeckte, in Fig. 2 rechts liegende Öffnung in der Bleehplalte ist 
enges Gitter aus dünnem Messingdraht gelöthet. Dadurch erreiche ich 
gcndes: die Lichtstrahlen breiten sich nach dem Durchgänge durch 
ßlattstück von dessen Unterseite nach allen Seiten gleichmäßig aus; eb< 
verhalten sich die Strahlen nach dem Durchgänge durch das Gitter inf 
der Beugung. Natürlich wird durch die Messingdr 
des Gitters ein bedeutender Theil des Lichtes von 
Thermoelement abgehalten. Doch läßt sich das auf 
Gitter auffallende Lichtquantum aus dem hinter den 
ben gemessenen leicht berechnen. 
Das Thermoelement 1 ) (Fig. 3) besteht aus ei 
Messingdraht m von */ 5 mm Dicke und einem Ei 
draht e von derselben Dicke, die mit ihren Endet 
l stumpf zusammengelöthet sind. Einen Überschuß 
Löthmelalls (Zinn) habe ich dabei nach Möglichkeit 
mieden. Unten sind diese Drähte an 1 mm d 
Kupferdrähle k gelöthet, die durch isolirte Klei 
schrauben mit der zum Galvanometer führenden Lei 
verbunden werden. Die unteren Löthstellen des T 
moelements liegen in einem mit Petroleum gefü 
Glasrohr. Die dasselbe verschließenden Korke wui 
sorgfältig mit einer dünnen Nadel durchbohrt und, 
jedes Durchdringen des Petroleums unmöglichzu mac 
noch mit Leim überzogen. Der Bogen mle wurde gleichmäßig 
Ruß überzogen und das Thermoelement dann in das aufgeschraubte ]• 
singgebäuse so weit hineingeschoben, daß die Fläche des oberen Korke; 
1' Vergl. Kohuuusch, Praktische Physik. 6. Aufl. S. 83. 
