548 
E. Detlefsen. 
Thermoelement, dessen Gehäuse natürlich niemals mit der Hand berührt 
wurde, dauerte immer nur ganz kurze Zeit, und wenn Alles wieder für die 
neue Messung hergerichtet war, begab ich mich auf meinen Platz zurück 
und wartete, bis die Temperatur der Löthslelle wieder konstant geworden 
war, was an der Gleichgewichtslage der Nadel sich ja leicht erkennen läßt. 
Die Beobachtungen sind an völlig sonnenhellen Tagen ausgeführt. N 
dann ist nämlich die Helligkeit genügend konstant, daß aus den von Z 
zu Zeit ausgeführten Messungen der durch das Gitter hindurchgehend 
Lichtmengen ein Schluß gestattet ist auf die Lichtmengen, welche die Bla 
Oberfläche trafen. 
Die bei Erwärmung der Löthstelle des Thermoelementes eintretend 
Lagenänderungen der Nadel können als der Temperaturerhöhung, also au 
als der Quantität des Lichtes proportional angesehen werden, da der grof 
beobachtete Ausschlag nur einer Drehung von 11 ° 1 6'20"75 entspricht. 
Die im Fernrohr beobachteten Umkehrpunkte sind nur bei ganz klein 
Ausschlägen den Drehungswinkeln proportional, dann findet man den Ai 
schlag, indem man von der abgelesenen Zahl die dem mittleren Skalenthe 
d. h. derjenigen Stelle der Skala, die von einem durch die zu ihr sen 
rechte Fernrohrachse gelegten Lolh geschnitten wird, entsprechende Zahl a 
zieht. Bei allen meinen Versuchen war 300,0 der mittlere Skalenthe 
Größere Ausschläge müssen in den Bogen proportionale Stücke umgerechi 
werden. Der Abstand der Skala vom Spiegel war nach Anbringung d 
Korrektur für Spiegel- und Deckglasdicke bei den Versuchen 1 bis 
2168 Skalentheile, in Versuch 4 4546 Skalentheile. Eine Korrektur c 
Spiegelabstandes wegen Neigung oder Krümmung des Spiegels war ni( 
nöthig, da der Spiegel genau vertikal stand und völlig eben war. Es sei 
der Skalenabstand, gemessen in Skalenlheilen, der einem Ausschläge vor 
Skalenlheilen entsprechende Bogen sei (p Sekunden, <p — arc.tang da 
ist die Länge dieses Bogens in Skalentheilen N = J ---. Ilierna 
wurde eine Reduklionstabelle immer um 50 Skalentheile fortschreitend r 
Proporlionaltheilen zur Interpolation für dazwischen liegende Werlhe 1 
rechnet, so daß also nachher die Umwandlung der beobachteten Ausschlä 
in den Bogen proportionale Stücke keine Mühe machte. Aus den so e 
haltenen reduzirteu Ausschlägen berechnete ich in derselben Weise, v 
dies bei Schwingungsbeobachtungen von Wagen üblich ist, die Ruhela 
der Nadel. 
Sämmlliche Ausschläge nach links wurden addirt und aus ihrer Sumi 
das Mittel berechnet. Ebenso wmrde mit den Ausschlägen nach rechts vt 
fahren. Aus den beiden so erhaltenen Ausschlägen giebt das Mittel c 
ausreichender Genauigkeit die Ruhelage der Nadel. Die sich somit aus d 
