415 
XVr. Über die Biegungselastizität von Pflanzentheilen. 
gehängt wird. Der Spiegel, bestehend aus einem ebenen Glastäfelchen, 
das auf seiner dem Beschauer zugekehrten Vorderseite versilbert ist, ruht 
in einer Messinghülse S, die durch eine Feder mit einem vierseitigen 
Kästchen verbunden ist. Durch Bewegung der Schraube q kann dei 
Spiegel vertikal gestellt werden. Das Kästchen ist elvas großer als die 
vierseitigen Ilolzslücke, an denen es befestigt wird, indem durch Anziehen 
der Schraube p ein rechteckiges, in der Figur nicht sichtbares Metallslück 
bewegt wird. Nach Lösung der Schraube p kann nöthigenfalls zur groben 
Einstellung des Spiegels demselben eine geringe seitliche Drehung gegeben 
Werden. War so der Maßstab nahezu in das Gesichtsfeld des Fernrohres 
gebracht, dann genügte eine ganz geringe Verschiebung des vorderen, auf 
der Schneide b liegenden Theils unseres Objektes nach rechts oder links, da¬ 
mit das Bild des Maßstabes durch das Fernrohr im Spiegel sichtbar wurde. 
Das Fernrohr war etwa 1 m vom Spiegel entfernt, der Maßslab reichlich 
3 m. Fernrohr und Maßstab standen fast in gerader Linie und natürlich 
in derselben Höhe. Der Maßstab stand genau vertikal. Der Spiegel wog 
etwas über 20 g und wurde durch ein auf der anderen Seite des Holzstückes 
^gebrachtes Gegengewicht G im Gleichgewicht gehalten. Bei runden Ob¬ 
jekten benutzte ich ein Spiegelchen, das mit Siegellack an einem kleinen 
Eiaschenkork befestigt war. Aus diesem ragten an der anderen Seite vier 
Nähnadelspitzen von 4—5 mm Länge hervor, die in den betreffenden 
Eflanzenslengel hinein gedrückt wurden. Dies muß mit sehr sicherer Hand 
geschehen. Hat man während des Hineindrückens der Nadelspitzen den 
Spiegel seitlich bewegt, so bewegt er sich nachher wieder langsam zurück 
Und eine Beobachtung ist unmöglich. Übrigens ist es keineswegs schwer, 
den Spiegel in richtiger Lage zu befestigen, wenn man nur das Objekt 
möglichst vertikal und die Ebene des Spiegels möglichst horizontal hält, 
'Venn es auch nicht immer gleich das erste Mal nach \\ unsch gelingt. Das 
Objekt muß möglichst senkrecht zur Richtung der Schneiden liegen, sonst 
Würde ja der Abstand der Unterstützungspunkte größer als der Abstand 
der Schneiden. 
Diese Methode gestattet selbst bei verhältnißmäßig kurzen Objekten 
mit ziemlich kleinen Belastungen zu operiren. Wenn man das Einhängen 
der Last in den Ring und die Entlastung durch einen Gehilfen besorgen 
läßt, wie ich dies fast immer thal, kann die Dauer jeder Belastung auf 
einige Sekunden beschränkt werden. 
Zur Bestimmung des Biegungsmomentes wurden die Objekte als pris¬ 
matisch betrachtet. Da Stammtheile dies niemals sind, wurden 2 Beob¬ 
achtungen mit jedem gemacht, indem der Spiegel einmal am unteren und 
einmal am oberen Ende befestigt wurde. In der Regel war im letzteren 
Kalle die Verschiebung des Spiegelbildes etwas größer. Aus beiden Werthen 
Wurde das Mittel genommen und dies der Berechnung des Biegungsmomentes 
zu Grunde gelegt. Damit war denn auch ein aus etwas ungleicher Zu- 
