0 
Du. A. Kunkel. 
tlcis beste von den jetzt gebräuchlichen Galvanometern. Speciell für unsere 
Zwecke ist es geeignet, weil man sehr grosse Widerstände, ohne der Em¬ 
pfindlichkeit Eintrag zu thun, in den Stromkreis aufnehmen darf. Die 
Reaktion geschieht sehr schnell: die Dämpfung ist vollkommen. Bezüglich 
der Beschreibung des Instrumentes selbst verweise ich auf die Original¬ 
abhandlung von LiPPMANtf (Poggend. Ann. ßd. 149, p. 546. 
§ I. Elektromotorische Wirkungen ruhender unverletzter Pflanzentheile. 
Es sind hier nur die elektromotorischen Wirkungen, die man von be¬ 
stimmten Oberflächenpunkten der Blätter der verschiedensten dicolylen Pflan¬ 
zen erhalten kann, beschrieben. An anderen Pflanzentheilen habe ich gleiche 
regelmässige Wirkungen nicht beobachten können, auch nicht darnach ge¬ 
sucht, da weitere Beobachtungen diese Untersuchung von vorneherein als 
nicht sehr werthvoll erscheinen liessen. Die Begründung hiefür später. 
Die Untersuchung an Blättern geschah so, dass verschiedenen Punkten 
der Blattoberfläche direkt die unpolarisirbaren Thonstiefel-Elektroden ange¬ 
legt wurden. Kurze Glasröhrchen trugen an ihrem unteren Ende, dicht 
schliessend angekittet, einen Thonschuh, der aus feinem porösen Thon (Zelle 
für galvanisches Element) geschnitzt war und an seinem vorderen freien 
Ende mit einer leicht nach unten gebogenen Spitze endigte. Die Glasröhr¬ 
chen wurden beim Gebrauch mit Zinksulfatlösung gefüllt, in die ein ver¬ 
quickter Zinkdraht tauchte. Sie waren an durchbohrten Ilolzklötzchen 
befestigt und letztere selbst steckten am einen Ende von etwa fusslangen 
Bleiröhrenstücken, deren anderes Ende im feststehenden Fussgeslell eines 
sogenannten Retortenhalters eingeschraubt war. Die Elektroden besassen so 
in ausgiebigster Weise freie Beweglichkeit und blieben in jeder gegebenen 
Stellung fest stehen. — Als Flüssigkeit, die die Thonstücke tränkte, wurde 
anfänglich halbprocentige Kalisalpeterlösung, die für Pflanzentheile durchaus 
unschädlich ist, gewählt; bald aber nahm ich gewöhnliches Brunnenwasser, 
da dies für die Pflanzen mindestens ebenso indifferent ist und die geringe 
Verschlechterung des Leitungsvermögens gegenüber den anderen Wider¬ 
ständen gar nicht in Betracht kommt. 
Indem ich nun mit den Elektroden die Oberfläche eines Blattes (zuerst 
bei Castanea vesca) nach bestimmten Regeln abtastete und jedesmal am 
Instrument den eventuellen Spannungsunterschied der beiden berührten 
Punkte beobachtete, zeigte sich, dass unter sonst gleichen Bedingungen die 
Constante geändert: das Quecksilber erleidet eine Verschiebung. Man beobachtet also 
als Wirkung eines das Instrument durchiliossenden Stromes die Verschiebung eines 
Quecksilber-Meniscus durch ein Mikroskop, in dessen Ocular ein Ocular-Mikrometer 
eingelegt ist. Ich benutzte als Objektiv ein System Hartnack 4 (eine schwache Vergrösse- 
rung für diesen Zweck), als Ocular Ilartnack II. Ich konnte bei dieser Vergrösserung 
noch Zchntel-Theilstriche schätzen ; ein ganzer Theilstrich war schon ein sehr deutlicher 
Ausschlag. 
