IG 
Г. И. Вилъдъ, 
пузырька (ampoules), такъ что по нимъ можно отсчитывать температуры отъ — 1°7 до 
1°7, затѣмъ отъ 48°5 до 51°6 и наконецъ отъ 73°0 до 102°8. 
Измѣреніе влажности. В. X. Дубин скій продолжалъ въ Павловскѣ начатое имъ въ 
прошедшемъ году опытное изслѣдованіе о вліяніи скорости вѣтра кругомъ шариковъ тер¬ 
мометровъ психрометра на его показанія, но вслѣдствіе другихъ занятій не могъ окончить 
этой работы. 
Рабогпы по магнетизму и электричеству. Четыре причины вліяли на точность абсо¬ 
лютныхъ опредѣленій горизонтальнаго напряженія земнаго магнетизма помощью однонит- 
наго теодолита по методу Гауса и Ламона. Съ одной стороны трудно съ достаточною 
точностью опредѣлить, при наблюденіяхъ надъ качаніемъ, моментъ инерціи магнита съ его 
подвѣсомъ, съ другой стороны, при наблюденіяхъ отклоненія, недостаточно надежны: 
1) Фиксированіе разстоянія обоихъ магнитовъ, изъ которыхъ одинъ подвѣшенъ на длинной 
нити, 2) эмпирическое опредѣленіе вліянія членовъ высшей степени въ ряду, выражающемъ 
вліяніе другъ на друга магнитовъ, наконецъ 3) опредѣленіе температуры отклоняющаго 
магнита, который обыкновенно лежитъ свободно на линейкѣ и перекладывается много 
разъ. Съ цѣлью устранить по возможности источники этихъ погрѣшностей я сдѣлалъ планъ 
измѣненнаго однонитнаго теодолита, воспользовавшись отчасти идеями, которыя мною 
испытаны и изложены въ запискѣ: «къ вопросу объ усовершенствованіи инструментовъ 
для наблюденій надъ земнымъ магнетизмомъ» 1 ) въ главахъ 3 и 4. Изготовленіе такого 
теодолита уже начато механикомъ г. Фрейбергомъ въ нашей мастерской, во второй 
половинѣ отчетнаго года. Для того чтобы вполнѣ избѣжать эмпирическаго опредѣленія 
момента инерціи, магнитъ получитъ, какъ уже это иногда дѣлалось и раньше, правильную 
Форму (полный цилиндръ), такъ что моментъ инерціи можно будетъ опредѣлять непосред¬ 
ственно но вѣсу и размѣрамъ магнита. Разстояніе обоихъ магнитовъ можно будетъ каждый 
разъ измѣрить микроскопическими, прямо на инструментѣ. Чтобы возможно было съ доста¬ 
точною точностью измѣрять отклоненія при опредѣленіи высшихъ членовъ ряда, отсчеты 
по кругу будутъ производиться помощью микрометрическихъ микроскоповъ до V. Затѣмъ, 
чтобы установка оптической оси подзорной трубы на отклоняемый вспомогательный 
магнитъ производилась тоже съ соотвѣтствующею надежностью, труба должна гораздо 
сильнѣе увеличивать. Наконецъ главный магнитъ будетъ постоянно запертъ въ ящикѣ 
качанія, гдѣ онъ будетъ укрѣпляться въ поперечномъ положеніи для опредѣленія откло¬ 
неній. 
Въ центральномъ залѣ Обсерваторіи имѣются четыре инструмента, а именно : гальва¬ 
нометръ Видемана, употребляющійся при измѣреніи сопротивленія помощью мостика Ват- 
стона, затѣмъ гальванометръ съ астатическимъ двойнымъ магнитомъ, похожій на Розен- 
талевскій, служащій для измѣренія силы тока термическихъ цѣпей, дальше гальванометръ 
Эдельмана и наконецъ точные вѣсы для взвѣшиванія до 1 килограмма. Всѣ эти приборы 
1) Repertorium für Meteorologie. T. XVII, № б, декабрь 1893 г. 
