18 
Г. И. Вильдъ, 
наблюденія надъ температурою почвы подъ естественною поверхностью земли по тому-же 
способу, какъ въ Павловскѣ, и обработка записей геліографа (системы Кемпбелл). Объ 
установкѣ, способѣ производства наблюденій и ихъ обработкѣ будетъ подробно сказано въ 
введеніи къ наблюденіямъ въ С.-Петербургѣ, публикуемомъ въ I части Лѣтописей. 
Къ концу года относительный актинометръ Хвольсона , изготовленный г. Фрсй- 
бергомъ, какъ упомянуто на стр. 15 прошлогодняго отчета, послѣ опредѣленія постоян¬ 
ныхъ величинъ инструмента черезъ сравненіе въ Павловскѣ, употреблялся въ отдѣленіи 
для упражненій въ наблюденіяхъ, дабы съ будущаго года включить въ программу нормаль¬ 
ныхъ метеорологическихъ наблюденій актинометрическія измѣренія. 
В. Повѣрка метеорологическихъ инструментовъ. 
Въ отчетпомъ году провѣрены въ отдѣленіи, по соотвѣтствующимъ нормальнымъ 
приборамъ, слѣдующіе инструменты: 
312 психрометрическихъ термометровъ. 
549 обыкновенныхъ ртутныхъ термометровъ. 
128 максимальныхъ термометровъ. 
187 минимальныхъ термометровъ. 
20 спиртовыхъ термометровъ. 
27 гипсо-термометровъ. 
10 актинометрическихъ термометровъ. 
11 медицинскихъ термометровъ. 
25 волосныхъ гигрометровъ. 
112 большихъ дояедемѣровъ. 
291 малыхъ дождемѣровъ. 
298 измѣрительныхъ стакановъ. 
2 уровня. 
18 барометровъ. 
235 анероидовъ. 
10 солнечныхъ часовъ. 
6 анемометровъ. 
22 эвапорометра. 
22 геліографа. 
101 Флюгеръ. 
1 актинометръ Хвольсона. 
10 барографовъ. 
9 термографовъ. 
С гигрографовъ. 
1 камертонъ. 
Въ декабрѣ отчетнаго года служащіе для вывѣрки нормальные термометры были 
сравнены для показаній ниже 0° до — 35° съ упомянутымъ въ предыдущей главѣ нор¬ 
мальнымъ ртутнымъ термометромъ Тонелло, раздѣленнымъ отъ —45,1° до 4,8° на 0°1 и 
отнесеннымъ къ водородному термометру. Такимъ образомъ Обсерваторія въ состояніи 
провѣрять въ холодное время года и ртутные термометры, изготовленные по извѣстному 
типу (удлиненная шейка между шарикомъ и началомъ шкалы), при посредствѣ надлежащаго 
прибора до самыхъ низкихъ температуръ, измѣряемыхъ ртутными термометрами, и при¬ 
вести эти температуры къ международной температурной шкалѣ. 
^ помянутые въ предыдущей главѣ два нормальные гипсотермометра не могутъ быть 
до сихъ поръ употреблены въ дѣло, такъ какъ они слишкомъ длинны для употребляемаго 
