Отчетъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1894 г. 
19 
нами при вывѣркѣ обыкновенныхъ гипсотермометровъ прибора Фуса. Въ виду этого 
предположенное сравненіе обоихъ способовъ вывѣрки гипсотермометровъ (при посредствѣ 
манометра или по нормальному термометру) пришлось отложить до изготовленія новаго 
повѣрочнаго прибора большихъ размѣровъ. 
Нашъ приборъ для вывѣрки гипсотермометровъ (см. отчетъ по Г. Ф. О. за 1890 г., 
стр. 24) можетъ употребляться съ пользою лишь для термометровъ извѣстныхъ, точно 
опредѣленныхъ размѣровъ. При вывѣркѣ термометровъ нѣсколько иныхъ размѣровъ очень 
трудно другой разъ закупорить приборъ совершенно плотно, чтобы воздухъ не проникалъ 
внутрь. 
По произведенному опыту вывѣрки гипсотермометровъ такимъ образомъ, что ихъ, 
по способу Реньо, подвергаютъ дѣйствію пара въ кипятильномъ приборѣ не непосредственно, 
а въ стальной трубѣ, наполненной ртутью, оказалось, что такой способъ повѣрки па прак¬ 
тикѣ не примѣнимъ, такъ какъ находящійся въ ртути термометръ показываетъ слишкомъ 
высокія температуры. Это является послѣдствіемъ того обстоятельства, что шарикъ тер¬ 
мометра въ стальной трубѣ находится постоянно подъ давленіемъ окружающаго воздуха 
плюсъ давленіе ртути въ трубѣ, слѣдовательно всегда подъ высшимъ давленіемъ, чѣмъ 
если онъ непосредственно подверженъ дѣйствію паровъ въ отчасти разрѣженномъ воздухѣ 
въ приборѣ. Для каждаго термометра, провѣряемаго по этому способу, приходилось-бы 
такимъ образомъ опредѣлять еще особый коэффиціентъ для наружнаго давленія, на что 
потребовалось-бы слишкомъ много времени. 
Съ начала отчетнаго года примѣнялся измѣненный способъ опредѣленія поправки отъ 
температуры при повѣркѣ анероидовъ. Раньше анероиды повѣрялись при трехъ различ¬ 
ныхъ температурахъ (0°, 15° и 30°), поправки-же для промежуточныхъ температуръ 
опредѣлялись прямолинейною интерполяціею. Теперь анероиды вывѣряются только при 
двухъ, по возможности постоянныхъ температурахъ (0° и комнатная температура, около 18°) 
и по найденнымъ при этихъ температурахъ поправкамъ вычисляется для анероида прямоли¬ 
нейный коэффиціентъ отъ температуры. Къ такому измѣненію способа опредѣленія попра¬ 
вокъ отъ температуры повели опыты, произведенные въ концѣ 1893 г. надъ анероидами 
различныхъ размѣровъ. Сравненія дѣлались при температурахъ 0°, 10°, 20° и 30°, при 
чемъ всегда отсчеты дѣлались отъ 0° до 30° и затѣмъ обратно отъ 30° до 0°. Температура 
мѣнялась черезъ часъ на 10° и полученныя поправки наносились графическимъ способомъ; 
такимъ образомъ получалась линія большой кривизны, которая при повышающейся темпе¬ 
ратурѣ была по отношенію къ оси абсцисъ вогнутая, при попижающейся-же температурѣ 
выпуклая. Среднія положенія каждыхъ двухъ пунктовъ, по обѣимъ кривымъ, соотвѣт¬ 
ствующимъ одной и той-же температурѣ, приходятся почти на прямой линіи. Почти то же 
самое получается, измѣняя температуру на 10° черезъ каждые 2 часа, только обѣ кривыя 
линіи имѣютъ тогда меньшую кривизну и сильно приближаются къ проведенной между ними 
прямой линіи. При еще болѣе медленномъ измѣненіи температуры отклоненіе получаемой 
кривой поправокъ отъ прямой линіи не выходило изъ предѣловъ погрѣшностей наблюденій. 
з* 
