Отчетъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1894 г. 
51 
шсны заново масляною краскою, причемъ квартира завѣдывающаго Обсерваторіею, послѣ 
его ухода, отремонтирована. 
Упомянутый въ прошлогоднемъ отчетѣ участокъ земли , шириною въ 20 сажень , при¬ 
соединенный къ нашему земельному участку вдоль западной его границы, переданъ во 
владѣніе Обсерваторіи весною, послѣ чего онъ нами окруженъ рвомъ и заборомъ, при 
чемъ пришлось снять прежній заборъ съ прежней пограничной черты и засыпать тамъ 
старую канаву. Всю эту работу, опредѣленную по смѣтѣ въ 400 слишкомъ рублей, намъ 
удалось исполнить хозяйственнымъ способомъ за 201 руб. До конца отчетнаго года проло¬ 
жена на новомъ участкѣ земли дорожка тоже наличными силами Обсерваторіи. 
Нормальныя научныя работы Обсерваторіи окончены, какъ обыкновенно, къ надле¬ 
жащему сроку, такъ что публикуемый въ лѣтописяхъ матеріалъ былъ сданъ въ типо¬ 
графію въ первые мѣсяцы 1895 года. Изъ измѣненій въ нормальныхъ наблюденіяхъ и 
чрезвычайныхъ работахъ упомянемъ здѣсь слѣдующія. 
Новый термографъ Фуса въ Берлинѣ, снабженный вентиляторомъ , приводящимся 
въ движеніе электрическимъ двигателемъ, установленъ въ іюнѣ мѣсяцѣ во второй нор¬ 
мальной будкѣ, къ сѣверу отъ почвенныхъ термометровъ. Къ этому инструменту проложенъ 
проволочный проводъ на шестахъ отъ главнаго зданія и двигатель приводится въ дѣйствіе 
токомъ отъ 3 аккумуляторовъ. Включенные въ проводъ реостатъ и ампериметръ служатъ 
для регулированія силы тока, который для правильнаго дѣйствія долженъ равняться 
0,5 ампера. Сначала электро-двигатель время отъ времени переставалъ дѣйствовать, по 
съ того времени какъ проволочныя щетки были замѣнены углями и ось лучше смазывалась 
масломъ, не замѣчалось, можно сказать, перерывовъ въ дѣйствіи двигателя даже при темпе¬ 
ратурѣ въ—32°. 
Съ сентября мѣсяца записи этого инструмента обработывались безпрерывно, вмѣсто 
записей термографа и гигрографа Вильда-Гаслера. На мѣсто послѣдняго дѣйствовалъ, 
въ качествѣ гигрографа, установленный рядомъ съ термографомъ Фуса волосной гигро¬ 
графъ Ришара въ Парижѣ. 
Въ концѣ іюня мѣсяца нами установленъ термографъ Ришара для регистрированія 
температуры почвы на глубинѣ 0,1 м, на насыпи для наблюденій почвенной температуры 
подъ постоянно очищаемою песчаною поверхностью земли. Цилиндрическій сосудъ (длиною 
въ 100 мм. и толщиною въ 10 мм.) помѣщенъ продольною осью горизонтально вблизи 
имѣвшагося до нынѣ обыкновеннаго вертикальнаго термометра, служившаго до сего 
времени для непосредственныхъ наблюденій надъ температурою почвы па этой глубинѣ. 
Подобно этому установленъ влі іюлѣ мѣсяцѣ второй такой-же термографъ для регистри¬ 
рованія температуры почвы на глубинѣ 0,05 м. на упомянутой насыпи. Записи этого 
термографа возможно было начать обработывать съ сентября мѣсяца. 
Начатый еще въ прошломъ году механикомъ г. Рорданцомъ новый атмографъ и 
омбрографъ оконченъ въ первой половинѣ отчетнаго года и установленъ на мѣсто плювіо- 
атмограФа Гас л ер а въ одинаковой будкѣ, послѣ того какъ въ ней былъ сдѣланъ 
7* 
