52 
Г. И. Вильдъ, 
массивный каменный Фундаментъ, на которомъ воздвигнутъ надлежащій каменный столбъ 
для помѣщенія инструмента. Съ начала августа мѣсяца инструментъ началъ правильно 
дѣйствовать. Въ приборѣ имѣется особый часовой механизмъ, движущій цилиндръ съ 
записями, не смотря на это на краю бумаги дѣлаются для контроля особыя часовыя 
отмѣтки электро-магнитнымъ путемъ, при посредствѣ часовъ съ маятникомъ, замыкающихъ 
токъ. 
Подаренный намъ изобрѣтателемъ геліографъ Величко дѣйствовалъ въ теченіе всего 
года, послѣ установки его на башнѣ рядомъ съ геліографомъ Кемп беля. Къ сожалѣнію его 
часовой механизмъ не вполнѣ удовлетворителенъ, такъ что часто встрѣчались пробѣлы 
въ записяхъ, вслѣдствіе остановокъ въ дѣйствіи механизма. Въ остальномъ приборъ даетъ 
отличную картину облаковъ передъ солнцемъ въ малѣйшихъ подробностяхъ. 
Проектированныя уже раньше усовершенствованія нормальнаго барометра исполнены 
наконецъ нынѣшнимъ лѣтомъ. Стекляныхъ дѣлъ мастеръ Ф. Мюллеръ изготовилъ новую 
барометрическую трубку, въ верхнемъ колѣнѣ которой припаяно неподвижное остріе изъ 
чернаго стекла но направленію сверху внизъ, на которое устанавливаютъ верхній уровень 
ртути при наблюденіи помощью микрометрическаго микроскопа катетометра, поднимая 
постепенно при помощи рукоятки и зубчатаго стержня сосудъ съ ртутью, стоящій на мрамор¬ 
номъ столѣ и соединенный съ нижнею частью барометра каучуковою трубкою. Второе 
такое же остріе изъ чернаго стекла, перемѣщаемое посредствомъ рукоятки и зубчатаго 
стержня, приводится почти до прикосновенія съ нижнимъ уровнемъ ртути для отсчета 
помощью второго микрометрическаго микроскопа катетометра. Послѣ этого усовершен¬ 
ствованія нормальный барометръ Константиновской Обсерваторіи вполнѣ соотвѣтствуетъ 
нормальному барометру Главной Физической Обсерваторіи въ С.-Петербургѣ. 
Чтобы во время абсолютныхъ измѣреній склоненія не подвергаться риску вред¬ 
ныхъ вліяній отъ воздушныхъ теченій, вслѣдствіе измѣненій температуры при откры¬ 
ваніи клапана для установки подзорной трубы на нолевую миру, пассажный инструментъ 
подъ меридіанною щелью замѣненъ болѣе высокимъ Эртелевымъ универсальнымъ инстру¬ 
ментомъ, ось трубы котораго поставлена па одинаковой высотѣ съ осью горизонталь¬ 
наго круга деклинатора. Такимъ образомъ оптическая ось трубы Эртелеваго универ¬ 
сальнаго инструмента должна служить мирою для оси трубы деклинатора, при установкѣ 
обѣихъ другъ па друга, и азимутъ отсчета по кругу у Эртелеваго универсальнаго 
инструмента долженъ быть выведенъ изъ опредѣленій азимутовъ миръ (южной, сѣверной 
и нолевой миры) помощію этого инструмента. Тщательныя, почти одновременныя измѣренія 
азимутовъ по прежнему и новому методу при благопріятной погодѣ дали тождественные 
результаты въ предѣлахъ погрѣшностей наблюденій. Такъ какъ однако упомянутый уни¬ 
версальный инструментъ оказался не особенно устойчивымъ, то онъ замѣненъ опять 
осенью болѣе низкимъ и вслѣдствіе этого болѣе устойчивой конструкціи пассажнымъ инстру¬ 
ментомъ, послѣ того какъ призма въ его переломанной трубѣ была лучше укрѣплена 
г. Фрейбергомъ и каменный столбъ, вслѣдствіе укрѣпленной на немъ мраморной доски, 
