Отчетъ но Главной Физической Обсерваторіи за 1894 г. 
53 
былъ до такой степени повышенъ, что нынѣ обѣ оси подзорныхъ трубъ находятся на 
одинаковой высотѣ. Такое измѣненіе опредѣленій азимутовъ имѣетъ сверхъ того еще и то 
преимущество, что при этомъ ненужно перекладывать подзорныхъ трубъ въ обоихъ сосѣд¬ 
нихъ инструментахъ и что для опредѣленій времени переломанную трубу инструмента 
можно установить подъ меридіанною щелью точно въ меридіанѣ. 
Съ индукціоннымъ инклинаторомъ сдѣланъ опытъ, не удастся ли, примѣнивъ нулевой 
методъ (установка оси вращеній индуктора но направленію самаго наклоненія, такъ что 
онъ тогда не даетъ вовсе тока), сдѣлать болѣе надежное или болѣе быстрое опредѣленіе 
наклоненія. Результатъ получился отрицательный, такъ что мы пока придерживались 
прежняго метода наблюденій. 
Введеніе электрическаго освѣщенія съ одной стороны, равно какъ и большая надеж¬ 
ность измѣреній атмосфернаго электричества, потребовали болѣе устойчивыхъ и лучшихъ 
приспособленій для опредѣленій гальваническихъ сопрогпивлсній съ цѣлью абсолютныхъ 
измѣреній электродвигагпельныхъ силъ и опредѣленій абсолютныхъ силъ токовъ. Въ виду 
этого я урегулировалъ вновь въ теченіе лѣта большую тангенсъ буссоль , которою я поль¬ 
зовался въ свое время при опредѣленіи Ома, и приспособилъ для наблюденій отклоненій 
магнита по новому методу, замѣнивъ плоское зеркало у подвѣса магнита вогнутымъ и раздѣ¬ 
ленную на цѣлые градусы стекляную шкалу такою-же шкалою, съ дѣленіями въ поло¬ 
вину милиметра, отраженіе которой наблюдается помощью лупы съ нитями на крестъ 
Одновременно съ этимъ мостикъ Витстопа установленъ нынѣ тоже въ деревянномъ 
павильонѣ для абсолютныхъ измѣреній и проволочныя комбинаціи съ двумя реостатами 
приспособлены для опредѣленій электродвигательныхъ силъ по компесаціонному методу 
ПоггендорФа. 1 альванометромъ въ мосткѣ и у послѣдняго прибора служитъ гальвано¬ 
метръ съ сильнымъ мѣднымъ успокоителемъ и съ двумя соединенными въ одну астати¬ 
ческую пару вспомогательными магнитами; реостатами служатъ: нормальный реостатъ 
Эдельмана съ проволокою изъ манганина, изготовленный по новому законному Ому, и 
реостатъ съ параллельными проволоками Фрейберга — проволоки изъ платины иридія. 
Сверхъ различныхъ сопротивленій, мною изслѣдована помощью этого прибора электро¬ 
двигательная сила G элементовъ Кларка, изготовленіемъ которыхъ я обязанъ доктору 
А. Ѳеоктистову изъ Физіологической лабораторіи Академіи. Сила эта оказалась въ пре¬ 
дѣлахъ погрѣшностей наблюденій равною 1,4318 zt 0,0007 вольтъ. Эти элементы пред¬ 
назначены для заряда квадрантовъ электрометра для измѣренія атмосфернаго электри¬ 
чества. 
Съ западной стороны подземнаго павильона вода, по всей вѣроятности вслѣдствіе 
сильныхъ дождей весною, начала просачиваться сквозь внѣшній сводъ въ мѣстахъ, сма¬ 
занныхъ плохимъ цементомъ, какъ оказалось при произведенномъ изслѣдованіи. Къ сожа¬ 
лѣю влажность вслѣдствіе этого значительно увеличилась въ залѣ магнитометровъ, не 
производя і І.мъ не менѣе особенно вреднаго вліянія на наблюденія. Для защиты инстру¬ 
ментовъ отъ обваловъ штукатурки, я распорядился поставить надъ ними прикрытія. 
