nebst Bemerkungen über die Aenderungen 
1>ER ERDMAGNETISCHEN ELEMENTE IN OsT-SlBIRIEN. 
7 
magnetometerii 
des Observatoriums 
ergaben sich 
für den Theodolithen folgende Correc- 
tionen : 
Monat u. Datum. 
Ortszeit. 
Wiukel zwischen 
Déclination 
Correction von 
Mire u. Magnet. 
Brauer № 38. Maguetomcter. 
Brauer № 38. 
d. 11. Juni 
1893. 
l A 47"'p.m. 
14°44'88 
— 2°2,'49 — 2°2,'60 
— o;i 1 
» 
2 17 » 
14 44,88 
— 2 2,49 —2 2,58 
— 0,09 
» 
2 37 » 
14 44,90 
— 2 2,47 —2 2,62 
— 0’15 
Mittel vor der Reise: 
: —0,12. 
d. 15. Sept. 
1893. 
1 l A 17'"a.m. 
14 39,19 
— 2 8,18 — 2 8,28 
— 0,10 
» 
11 44 » 
14 40,27 
— 2 7,10 —2 7,24 
— 0,14 
» 
3 48 p.m. 
14 41,77 
— 2 5,60 —2 6,27 
— 0,67 
» 
4 12 » 
14 40,60 
— 2 6,77 —2 7,25 
00 
' cT 
Mittel nach der Reise: 
— 0,35. 
Im Mittel aus den Beobachtungen vor der Reise und nach derselben betrug die Cor¬ 
rection des Theolithen Brauer № 38 gegen das Normaldeclinatorium des Observato¬ 
riums — o;23 1 2 ); diese Correction ist an alle auf der Reise gemachten Declinationsbestim- 
mungen angebracht worden. 
Bei den magnetischen Beobachtungen auf der Reise stand der Theodolith № 38 auf 
den erwähnten massiven Holzsäulen, welche stets in genügender Entfernung von Häusern 
etc. eingegraben waren, so dass ein erheblicher störender Einfluss durch Eisenmassen kaum 
stattgefunden haben kann. Zum Schutz gegen Staub und Wind wurde stets ein für diesen 
Zweck bestimmtes eisenfreies Zelt aufgestellt, in dessen Innern die Beobachtungen statt¬ 
fanden. 
Bei jeder Declinationsbestimmung wurden 4 Einstellungen auf den Magneten gemacht, 
wobei das direct gesehene Fadenkreuz des Fernrohrs mit seinem vom Spiegel des Magneten 
reflectirten Bilde zur Deckung gebracht wurde; bei der ersten und vierten Einstellung hing 
der Magnet in seiner gewöhnlichen Lage mit dem Spiegel nach oben, während er bei den 
beiden mittleren Einstellungen die umgekehrte Lage mit dem Spiegel nach unten einnahm ; 
vor Beginn und nach Schluss dieser 4 Einstellungen wurde das Fernrohr auf die Miren 
gerichtet. 
Auf die Aufhebung der Torsien des Fadens verwendete ich besondere Sorgfalt; durch 
eine volle Umdrehung des Torsionskopfes wurde der Magnet durch die Torsionskraft des 
Fadens um 0 bis 10 aus seiner normalen Stellung abgelenkt. Da es nicht besonders 
1) Im Jahre 1890 hatte ich bei der Vérification dieses Theodolithen im Irkutsker Observatorium für densel¬ 
ben die Correction -*-0,55 gefunden; den Grund dieser Acnderung der Correction des Theodolithen № 38 habe ich 
nicht auffinden können. 
