14 
P. A. Müller, Ueber die Temperatur und Verdunstung 
Relative Feuchtigkeit der Luft in der Normalhütte (F) und in der Nähe der Schnee¬ 
oberfläche (FJ. 
Alle Werthe der relativen Feuchtigkeit, welche im Folgenden mitgetheilt werden, sind 
durch Beobachtung von Haarhygrometern gewonnen; die Angaben der letzteren sind nach 
Formeln reducirt, welche aus Vergleichen der Haarhygrometer mit dem Psychrometer in 
unserer normalen Hütte berechnet wurden 1 ). 
Das Haarhygrometer zur Bestimmung der Feuchtigkeit der Luft in der normalen 
Hütte befindet sich 3,9 m. über dem Erdboden, das Haarhygrometer in der Nähe der Schnee¬ 
oberfläche aber c. 0,2 m. über der letzteren. 
Die Aufstellung des Haarhygrometers am Schnee war anfangs derart, dass dasselbe 
ganz frei ohne Schutz an einem Stabe aufgehängt war, da aber bei Schneefall der Schnee 
sich bisweilen auf die Axe und die untere Rolle lagerte, störte er die regelmässige Func¬ 
tion desselben. Zwar wurde der Schnee mit Hülfe eines Blasebalgs jedesmal entfernt, aber 
dennoch zeigten sich Correctionsänderungen in solchen Fällen. 
Letztere wurden, nach dem Umhängen des Haarhygrometers in die normale Hütte, 
durch Vergleiche mit dem dort beständig functionirendenHygrometer bestimmt; inzwischen 
diente zu den Beobachtungen am Schnee ein Reservehygrometer. 
Am 19. November 1892 erhielt das Haarhygrometer am Schnee ein Schutzkästchen 
aus Zink, welches die Dimensionen 37 -+- 21 -+- 8 cm. besass und auf 3 Seiten, W, S und E, 
durch Zinkeinsätze, auf der 4., der N-Seite, durch eine Glasscheibe geschlossen werden 
konnte. 
Von diesen Seitenwänden wurde nur diejenige eingeschoben, von welcher her der Wind 
wehte, damit grössere Bewegungen des Zeigers resp. dadurch entstehende Dehnungsimpulse 
auf das Haar durch die Windstösse verhindert würden. 
Um eine directe Wirkung der Sonne auf das Haar bei geöffneter S-Seite zu eliminiren, 
befestigte ich an der Rückseite (S) des 3 cm. dicken Stabes, an welchem das Zinkkästchen 
angeschraubt ist, noch eine weisse Zinktafel. 
Behufs Prüfung, ob die Aufstellung des Hygrometers in diesem Zinkkästchen seit dem 
November 1892 gegenüber der früheren ganz freien, einen Einfluss auf die Angaben des 
Instruments ausiibe oder nicht, wurden 2 Haarhygrometer in 1,5 cm. Entfernung von ein¬ 
ander und in gleicher Höhe über dem Schnee gleichzeitig einen Monat lang notirt und zwar 
№ 668 im Zinkgehäuse und M 175 frei am Pfahl. 
1 ) Siehe: Einleitungen zu den Beobachtungen des Observatoriums in Katharinenburg in den Annalen des 
physikalischen Central-Observatoriums. 
