50 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
индукціоннаго инклинатора пришлось воспользоваться для абсолютныхъ опредѣленій накло¬ 
ненія малымъ походнымъ индукціоннымъ инклинаторомъ, принадлежащимъ къ походному 
магнитному теодолиту Вильда-Эдельмана, усовершенствованнаго вида. Этотъ инстру¬ 
ментъ пріобрѣтенъ Главною Физическою Обсерваторіею въ отчетномъ году. 
Какъ видно на приложенномъ планѣ, павильонъ раздѣляется на 2 части, неотопляемую 
астрономическую и отопляемую магнитную. Въ первой установленъ пассажный инструментъ 
Эртеля-Деринга для опредѣленія времени и азимута южной миры; въ 1896 г. при его 
помощи опредѣляется магнитное склоненіе по новому деклинатору. Въ помѣщеніи магнит¬ 
ныхъ наблюденій установлены прежній однонитный магнитометръ Вильда-Фрейберга 
для опредѣленія горизонтальнаго напряженія и новый индукціонный инклинаторъ Вильда- 
Эдельмана съ гальванометромъ къ нему для опредѣленія магнитнаго наклоиепія. 
Вслѣдствіе пожара особенно пострадали опредѣленія магнитнаго наклоненія и скло¬ 
ненія; послѣднія до пожара производились въ абсолютномъ павильонѣ помощью пассажнаго 
инструмента Эртеля и установленнаго въ одномъ съ пимъ магнитномъ меридіанѣ деклина¬ 
тора съ магнитомъ-колпматоромъ. Деклинаторъ сгорѣлъ, взамѣнъ него старый кругъ 
Эртеля приспособленъ къ установкѣ на немъ временнаго деклинатора, который наблюдается 
посредствомъ эксцентрично устанавливаемой трубы; недостатки послѣдней чувствительно 
уменьшили точность опредѣленій. Инструментъ этотъ установленъ въ малой будкѣ у пруда. 
Мирою служилъ знакъ на Фундаментѣ главнаго жилого зданія. Когда въ началѣ 1896 г. во 
временномъ павильонѣ былъ установленъ новый деклинаторъ, помощью котораго можно было 
точно опредѣлять склоненіе, между результатами, получаемыми по тому и другому прибору, 
обнаруживалась разница около іу 2 ', т. е. значительно больше погрѣшности наблюденій; 
послѣ подробныхъ изысканій причины такой разности обнаружилось, что въ кругѣ Эртеля 
временнаго деклинатора оказалось присутствіе желѣза. Вслѣдствіе этого опредѣливъ изъ 
большого ряда сравненій постоянную разность между тѣмъ и другимъ инструментомъ, ко 
всѣмъ опредѣленіямъ, сдѣланнымъ по временному деклинатору была придана соотвѣтствен¬ 
ная поправка для приведенія къ наблюденіямъ, производимымъ по новому деклинатору. 
Наблюденія надъ наклоненіемъ съ іюля до сентября были прерваны, такъ какъ большой 
индукціонный инклинаторъ Вильда сгорѣлъ, а новый походный индукціонный инклинаторъ 
Вильда-Эдельмана обнаруншлъ въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ присутствіе желѣза и 
требовалъ значительныхъ исправленій и жюстировки, которыя были закончены лишь во 
время постройки новаго временнаго павильона; наблюденія по немъ начаты съ 10-го 
октября. Недостатокъ устойчивости маленькаго прибора при вращеніяхъ катушки я ста¬ 
рался ослабить цѣлесообразнымъ расположеніемъ рядовъ наблюденій; требуемое при этомъ 
большое число послѣднихъ возвышаетъ степень точности окончательнаго вывода. Послѣ 
быстраго вращенія катушки обнаруживались замѣтныя отклоненія стрѣлки гальванометра 
отъ нормальнаго положенія въ моментъ прекращенія вращенія, послѣ чего стрѣлка медленно 
возвращалась къ нормальному положенію, какъ будто при вращеніи катушки независимо 
отъ индукціи земнаго магнетизма, возбуждался особый токъ, который по прекращеніи 
