58 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
рыхъ наиболѣе важны: вставленіе цинковаго ящика въ одинъ изъ резервуаровъ, въ 
цементированныхъ стѣнахъ котораго оказались трещины, и снабженіе сосудовъ съ водою 
раздѣленными стеклянными трубками. 
При помощи исправленнаго нефоскопа производились по возможности нѣсколько разъ 
въ день наблюденія надъ движеніемъ облаковъ. 
Въ дополненіе къ непосредственнымъ ежечаснымъ наблюденіямъ надъ температурою 
на поверхности почвы отсчитывались также показанія максимальнаго и минимальнаго тер¬ 
мометровъ; кромѣ серіи термометровъ, лежащихъ на оголенной почвѣ, ежечасно отсчиты¬ 
вались также показанія другой серіи термометровъ, шарики которыхъ находились на есте¬ 
ственной поверхности почвы, т. е. въ травѣ лѣтомъ, и на снѣгѣ, когда онъ лежалъ; сверхъ 
этихъ термометровъ наблюдались еще показанія минимальнаго термометра, шарикъ кото¬ 
раго находился на высотѣ 1,5 сантим, надъ поверхностью почвы. 
Для контроля непосредственныхъ наблюденій служили въ теченіе всего года записи 
имѣющихся въ Обсерваторіи самопишущихъ приборовъ (барографа, термо-гигрограФа, 
анемографа и омбро-атмограФа системы Вильда-Гаслера и геліографа Кемпбелл). Изъ 
записей этихъ приборовъ обрабатывались правильно и постоянно записи омбро-атмограФа, 
геліографа и отчасти анемографа (направленіе вѣтра); записями же остальныхъ самопи¬ 
шущихъ приборовъ пользовались только въ сомнительныхъ случаяхъ для провѣрки непо¬ 
средственныхъ ежечасныхъ наблюденій. 
Рядомъ съ геліографомъ Кемпбелл съ 22-го іюля до конца сентября былъ устано¬ 
вленъ для испытанія геліографъ Величко. Этотъ приборъ, принадлежащій метеорологиче¬ 
ской станціи при Сакарскомъ питомникѣ, былъ доставленъ въ Тифлисскую Обсерваторію 
вслѣдствіе неудовлетворительности записей его. При провѣркѣ оказалось, что въ этомъ 
экземплярѣ геліографа Величко стѣнки щелей слишкомъ толсты; послѣ устраненія этого 
недостатка геліографъ сталъ дѣйствовать вполнѣ исправно. 
Магнитныя наблюденія. Постоянныя наблюденія по обѣимъ серіямъ варіаціонныхъ 
приборовъ продолжались въ томъ-же объемѣ, какъ въ предыдущемъ году. Новые магни¬ 
тометры, изготовленные по указаніямъ И. Е. Мильберга въ мастерской Обсерваторіи, 
не оправдали возложенныхъ имъ на пихъ ожиданій, и дѣйствовали не лучше старыхъ 
магнитометровъ. Мы надѣемся въ слѣдующемъ году получить новую серію хорошихъ 
магнитометровъ изъ механической мастерской Эдельмана въ Мюнхенѣ, и при помощи 
ихъ увеличить точность нашихъ наблюденій надъ перемѣнами земного магнетизма. 
Для производства абсолютныхъ магнитныхъ наблюденій также пока еще служили 
прежніе приборы. Въ январѣ и Февралѣ 1895 г. эти наблюденія дѣлали поперемѣнно 
Р. Ѳ. АссаФрей и А. В. Вознесенскій, а съ марта мѣсяца до конца года ихъ производилъ 
одинъ Р. Ѳ. АссаФрей. Въ отчетѣ за прошлый годъ я уже указалъ, что, вслѣдствіе уста- 
рѣлой конструкціи приборовъ Тифлисской Обсерваторіи, достигаемая у насъ точность 
абсолютныхъ измѣреній не соотвѣтствуетъ затраченнымъ на производство ихъ трудамъ и 
