Отчетъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1895 г. 81 
Надъ атмосфернымъ давленіемъ по двумъ барометрамъ-Фусса № 116 и Туреттини 
JV?. 10. Барометръ Фусса былъ вполнѣ удачно перенесенъ въ новое помѣщеніе обсерваторіи 
30 ноября 1894 года. Высота нулевой точки барометра въ новомъ его положеніи опредѣ¬ 
лена нивеллировкою между нулемъ барометра въ его прежнемъ положеніи и маркою на 
стѣнѣ главнаго корпуса Института и съ помощью непосредственныхъ измѣреній отъ этой 
марки до нуля барометра и оказалась равной 165,2 метра надъ уровнемъ моря, т. е. на 
22,3 метра больше прежней высоты барометра. Поправка барометра Фусса въ совокуп¬ 
ности съ поправкою на тяжесть равна 0,8 мм. Что касается барометра Туреттини, то 
вечеромъ 31 декабря при переносѣ его въ новое помѣщеніе обсерваторіи въ закрытую 
трубку барометра попало небольшое количество воздуха и исправить инструментъ пока не 
удалось. 
Надъ направленіемъ и силою вѣтра до 16 ноября наблюденія велись по двумъ Флюге¬ 
рамъ, изъ которыхъ одинъ снабженъ указателемъ силы вѣтра, а другой приспособленъ къ 
отсчетамъ изъ комнаты. Съ 16 ноября 1894 года приведены въ дѣйствіе электрическій 
анемометръ Фрейберга со счетчикомъ Гасслера и Флюгеръ направленіе котораго путемъ 
электрической передачи указывается въ комнатѣ приборомъ съ падающими клапанами; 
инструментъ этотъ изготовленъ с.-петербургскимъ механикомъ Мюллеромъ. Оба эти 
инструмента Функціонировали вообще вполнѣ правильно и почти непрерывно; о нихъ 
можно сдѣлать только слѣдующія замѣчанія: анемометръ Фрейберга и счетчикъ Гас¬ 
слера настолько хорошо построены, что не перестаютъ работать даже при сильно осла¬ 
бѣвшей батареи, къ сожалѣнію, нельзя того же сказать о Флюгерѣ и особенно о приборѣ 
съ падающими клапанами: эти инструменты требуютъ довольно сильной батареи (8 — 10 
элементовъ Лекланше при полной ихъ силѣ) и чуть не абсолютной чистоты мѣдныхъ изо¬ 
лированныхъ пластинокъ Флюгера, соотвѣтствующихъ восьми основнымъ вѣтрамъ. Это 
явленіе, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ объяснить плохимъ качествомъ электромагнитовъ, 
поставленныхъ Мюллеромъ въ приборъ съ падающими клапанами, такъ какъ при изслѣ¬ 
дованіи этого прибора оказалось, что проволоки электромагнитовъ обмотаны не шелкомъ, 
а нитками. При срочныхъ наблюденіяхъ первое отсчитываніе по счетчику Гасслера и 
замыканіе тока въ анемометрѣ дѣлалось за 20 минутъ до срока, т. е. въ 6 часовъ 40 мин. 
утра, 12 часовъ 40 мин. дня и въ 8 часовъ 40 мин. вечера; второе отсчитываніе по счет¬ 
чику дѣлалось спустя 10 минутъ. Для перевода разностей показаній счетчика на силу вѣтра 
въ метрахъ въ одну секунду служила слѣдующая таблица, составленная Главной Физической 
обсерваторіей. 
Зап. Физ.-Мат. Отд. 
11 
