Отчетъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1895 г. 
83 
преимущественно по гигрометру и только при болѣе или менѣе значительныхъ оттепеляхъ 
пользовались показаніями психрометра. 17 іюля текущаго года гигрометръ № 640 былъ 
вынутъ вслѣдствіе загрязненія изъ цинковой клѣтки и на его мѣсто повѣшенъ гигрометръ 
№ 217, не бывшій въ употребленіи, но волосокъ этого послѣдняго гигрометра оказался 
такого плохого качества, что установить его по психрометру не было возможно, а потому 
этотъ гигрометръ 17 іюля удаленъ изъ клѣтки и па его мѣсто повѣшенъ прежній за №640. 
Нельзя не обратить вниманія на то, что гигрометръ № 217 былъ изготовленъ въ той же 
мастерской Франца Мюллера 1 ). 
Надъ атмосферными осадками наблюденія велись по двумъ дождемѣрамъ: по малому 
съ воронкообразною защитою НиФера и по большому безъ защиты. 
Наблюденія надъ Формою и количествомъ облачности и надъ направленіемъ движенія 
облаковъ дѣлались по глазомѣру. 
Надъ температурою на поверхности почвы наблюденія велись по простому термометру 
съ бумажной шкалой № 515, по максимальному термометру JV» 287 и по минимальнымъ 
термометрамъ за JVsJV? 266 и 1452. Поправки этихъ термометровъ слѣдующія: 
Термометръ J\° 515. 
отъ—20?0 до—18?8 поправка = -*-0?3 
отъ—18.8 до—14.0 поправка = ч-0.2 
отъ—13.9 до— 4.4 поправка = н-0.1 
отъ— 4.3 доч-30.0 поправка = -«-0.2 
Термометръ № 287. 
отъ—10?0 доч-35?0 поправка = rfcO.O 
отъч-35.1 доч-40.0 поправка = ч-О.І 
Термометръ JV« 1452. 
отъ—20?0 доч-14?5 поправка = ±0?0 
отъч-14.6 доч-20.0 поправка = —0.1 
Термометръ № 266. 
отъ—20?0 до—16?3 поправка = ч-0?2 
отъ—16.2 до—15.0 поправка = ч-О.І 
отъ—14.9 до—12.8 поправка = ч-0.0 
отъ—12.7 доч- 7.0 поправка = —0.1 
отъч— 7.1 доч-12.0 поправка = —0.2 
отъч-12.1 доч-17.8 поправка = —0.1 
отъч-17.9 доч-20.0 поправка = —0.0 
Затѣмъ велись наблюденія надъ водяными и оптическими метеорами; надъ глубиной и 
состояніемъ снѣжнаго покрова по двумъ неподвижнымъ и одной передвижной рейкѣ и надъ 
грозами. 
Наблюденія производились ежедневно въ 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера мѣстнаго 
времени, согласно инструкціи Императорской Академіи наукъ, данной въ руководство ме¬ 
теорологическимъ станціямъ. Для опредѣленія времени служилъ хронометръ Deut’a JV?. 1963, 
поправка котораго опредѣлялась астрономомъ Межевого Института. 
1) По требованію Главной Физической обсерваторіи 
Ф. Мюллеръ взамѣнъ неисправнаго гигрометра вы¬ 
слалъ въ Институтъ новый, вполнѣ удовлетвори¬ 
тельный. 
11* 
