84 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
Журналы наблюденій и копіи таблицъ станціи 2-го разряда отсылались въ Главную 
Физическую обсерваторію для напечатанія въ ея «Лѣтописяхъ». Черновыя же таблицы на¬ 
блюденій сохраняются въ обсерваторіи Межевого Института. 
Кромѣ этихъ наблюденій обсерваторіею Межеваго Института производились еще слѣ¬ 
дующія экстраординарныя наблюденія. 
Непрерывныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, температурою и влажностью 
воздуха по барографу, термографу и гигрографу системы Ришара. Изъ этихъ приборовъ 
съ наибольшею правильностью Функціонировалъ, какъ и должно быть, барографъ Ришара: 
при томъ способѣ обработки его записей, какой принятъ въ обсерваторіи Межевого Ин¬ 
ститута, вѣроятная неточность отдѣльныхъ показаній барографа достигаетъ всего только 
±0?1 мм.,т. е. равна точности отсчета по барометру. 14 сентября 1894 года на пріемной 
части маленькаго термографа Ришара были усмотрѣны трещины, вслѣдствіе чего его за¬ 
мѣнили большимъ термографомъ той же системы. Показанія этого инструмента, насколько 
можно судить объ этомъ по обработаннымъ наблюденіямъ, вполнѣ надежны и вѣроятная 
неточность ихъ заключается въ предѣлахъ ± (0?1—0?2). Что же касается гигрографа, 
то вообще онъ работалъ вполнѣ удовлетворительно, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда 
во время метелей инструментъ покрывался снѣгомъ, или когда волосъ гигрографа покры¬ 
вался изморозью или инеемъ. Судя по обработаннымъ наблюденіямъ, вѣроятная неточность 
показаній гигрографа въ среднемъ равна ±2%. Для изслѣдованія точности показаній этихъ 
инструментовъ обсерваторія Межевого Института ежедневно въ 10 ч. утра и въ 5 ч. ве¬ 
чера дѣлала контрольныя наблюденія по барометру, сухому и смоченному термометрамъ и 
гигрометру. Впрочемъ, съ 1 января текущаго года вслѣдствіе полной надежности показаній 
барографа контрольныя наблюденія по барометру прекращены, какъ излишнія. 
Наблюденія надъ температурою почвы на глубинѣ 0.0, 0.4, 0.8, 1.6 и 3.2 метра 
производились сейчасъ же послѣ срочныхъ наблюденій въ психрометрической будкѣ. Для 
опредѣленія температуры на глубинѣ 0.0 метра, т. е. поверхностнаго слоя почвы служили 
термометры № 481 (до 4 апрѣля 1895 года) и № 535. Эти термометры имѣютъ слѣдующія 
поправки: 
Термометръ № 481. Термометръ № 535. 
отъ —20?0 до—17?5 поправка = —»—0?3 отъ—20?0 до-4-22?5 поправка = — 0Ô4 
отъ—17.4 до—12.5 поправка = н-0.2 отън-22.6 до-ьЗО.О поправка = —0.5 
отъ—12.4 до-і-20.0 поправка = -ьО.І 
Для опредѣленія температуры на глубинѣ 0.4, 0.8, 1.6 и 3.2 метра употреблялись 
соотвѣтственно слѣдующіе термометры за JVsJVs 274, 280 и 282. Поправки этихъ тер¬ 
мометровъ при всѣхъ температурахъ отъ —20° до -ч-30° равны 0°0. 
Наблюденія надъ испареніемъ воды велись по вѣсовому эвапорометру Вильда. 
