Отчетъ по Главной Физической Обсерваторіи за 1895 г. 
85 
Наблюденія надъ плотностью снѣга распадаются на опредѣленіе плотности всей тол¬ 
щины снѣжнаго покрова и на опредѣленіе плотности свѣжевыпавшаго снѣга. Опредѣленіе 
плотности снѣжнаго покрова производилось на довольно обширной площадкѣ сада Института 
вблизи владѣнія Демидовской богадѣльни. Съ этою цѣлью предварительно измѣрялась въ 
выбранномъ мѣстѣ высота снѣжнаго покрова посредствомъ рейки - линеечки, раздѣленной 
на миллиметры; затѣмъ въ снѣгъ опускался своею открытою частью дождемѣръ п вдавли¬ 
вался въ него вплоть до земли, послѣ чего подъ дождемѣръ подсовывалась плоская желѣзная 
лопата, вмѣстѣ съ которой онъ опрокидывался дномъ внизъ. Давши вынутому такимъ обра¬ 
зомъ снѣгу разстаять, измѣряли дождемѣрнымъ стаканомъ высоту образовавшейся воды. 
Отношеніе измѣренной высоты воды къ высотѣ снѣжнаго покрова дастъ, очевидно, искомую 
плотность. При измѣреніи плотности снѣжнаго покрова опредѣлялась также температура 
подъ снѣгомъ п поверхностнаго слоя снѣга. Для опредѣленія плотности свѣжевыпавшаго 
снѣга была положена на землю вблизи дождемѣровъ доска, на которой и производились 
измѣренія сходныя съ предыдущими. 
Еще осенью 1894 года былъ приведенъ въ дѣйствіе и начаты непрерывныя наблю¬ 
денія по анемографу Ришара. Этотъ инструментъ Функціонировалъ довольно правильно, 
если не считать перерывовъ въ работѣ въ концѣ отчетнаго года, обусловленныхъ отчасти 
порчею часовъ анемографа, а отчасти ослабленіемъ батареи и загрязненіемъ самаго инстру¬ 
мента. Въ настоящее время этотъ анемографъ снятъ, и чистится. 
Одновременно съ этимъ обсерваторіею начаты изслѣдованія самопишущаго Флюгера 
Ришара, изъ которыхъ прежде всего обнаружилось, что въ приборѣ необходимо сдѣлать 
нѣкоторыя усовершенствованія, а именно: замѣнить мѣдныя пластинки, съ помощью кото¬ 
рыхъ замыкается токъ платиновыми пластинками, замѣнить мѣдные молоточки, вращающіе 
цилиндръ съ діаграммой, молоточками изъ закаленной стали и придѣлать къ штифтику пи¬ 
шущей части инструмента подъемные винты для приведенія ея въ горизонтальное положе¬ 
ніе,—что и было исполнено весною текущаго года. Лѣтомъ инструментъ работалъ довольно 
правильно, и особенно были интересны записи во время грозъ, при прохожденіи мѣстныхъ 
вихрей, но къ концу отчетнаго года въ показаніяхъ его стали обнаруживаться снова нѣко¬ 
торыя неправильности, обусловленныя, вѣроятно, загрязненіемъ прибора за лѣто. Какъ эти 
изслѣдованія, такъ и вообще годичный опытъ обсерваторіи въ наблюденіяхъ но электриче¬ 
скимъ приборамъ показываютъ между прочимъ, что правильное и непрерывное веденіе на¬ 
блюденій по такимъ сложнымъ приборамъ, какими обладаетъ обсерваторія Межевого Ин¬ 
ститута, возможно только при постоянномъ надзорѣ за ними опытнаго механика, о пригла¬ 
шеніи котораго и ходатайствовалъ завѣдывающій обсерваторіей. 
Для оріентировки Флюгеровъ завѣдывающимъ обсерваторіею были опредѣлены съ 
платформы новой обсерваторіи азимуты колоколенъ нѣкоторыхъ церквей и при этомъ 
найдено: 
