68 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
85 изъ нихъ оказались неудачными. Къ сожалѣнію, и эти наблюденія не распредѣляются 
равномѣрно на всѣ мѣсяцы. Большинство ихъ сдѣлано лѣтомъ, въ зимнее же время лишь 
въ ноябрѣ 6 и въ декабрѣ 4. 
Привезенный мною сюда въ 1885 году нашъ нормальный барометръ Туреттини 
Ж» IV съ теченіемъ времени загрязнился и потому обязательно требовалъ очистки и нѣкото¬ 
рыхъ другихъ исправленій, которыхъ нельзя было исполнить здѣсь, въ Екатеринбургѣ. 
Кромѣ того, необходимо было снова провѣрить этотъ барометръ по нормальнымъ прибо¬ 
рамъ Главной Физической Обсерваторіи, такъ какъ по нему провѣрялись не только осталь¬ 
ные барометры нашей обсерваторіи, а, при посредствѣ провѣренныхъ по немъ дорожныхъ 
барометровъ, также и барометры всѣхъ метеорологическихъ станцій, которыя инспек¬ 
тировались служащими нашей обсерваторіи. По этимъ причинамъ я воспольсовался 
упомянутой выше командировкою, приведшей меня до Волги, чтобы съѣздить въ 
С.-Петербургъ и перевезти туда взятый съ собою барометръ JV» IV. По прибытіи моемъ 
въ Главную Физическую Обсерваторію барометръ былъ сличенъ съ барометромъ Ж» 149 
Главной Физической Обсерваторіи, при чемъ, по распоряженію г. директора М. А. Рыка- 
чева, въ сравненіяхъ участвовалъ сверхштатный помощникъ г. Шукевичъ. Затѣмъ меха¬ 
никъ Главной Физической Обсерваторіи г. Рорданцъ разобралъ и исправилъ нашъ баро¬ 
метръ и, замѣтивъ въ немъ нѣкоторое, хотя весьма незначительное количество воздуха, 
снова налилъ ртутью также и длинную его трубку. Наконецъ, конечно, были сдѣланы новыя 
сравненія съ тѣмъ же барометромъ Главной Физической Обсерваторіи. Результаты про¬ 
вѣрки нашего барометра подробно сообщены въ отчетѣ о постоянныхъ нашихъ наблюде¬ 
ніяхъ. По этому здѣсь замѣчу только, что поправка барометра до его исправленія полу¬ 
чилась въ среднемъ выводѣ лишь на 0,02 мм. меньше, чѣмъ она принималась до тѣхъ поръ 
(-ь 0,76 мм.), на основаніи сравненій, сдѣланныхъ мною въ 1885 г. Слѣдовательно 
можно нашъ барометръ считать не измѣнившимся свыше предѣловъ неизбѣжныхъ ошибокъ 
при наблюденіяхъ. Послѣ исправленія поправка № IV получилась — н- 0,79 мм. Пере¬ 
возка барометра обратно въ Екатеринбургъ совершена благополучно. 
Наблюденія надъ глубиною снѣжнаго покрова при обсерваторіи продолжались и въ 
настоящемъ году, только пришлось уже въ началѣ зимы прекратить наблюденія по рейкѣ, 
поставленной среди нашей рощи, такъ какъ снѣгъ около нея затаптывался любопытными 
прохожими г ). Наблюденія по остальнымъ тремъ рейкамъ посылались ежемѣсячно въ Глав¬ 
ную Физическую Обсерваторію. 
Какъ въ предыдущемъ году, такъ и въ иослѣдшою зиму я сдѣлалъ опыты надъ посте¬ 
пеннымъ сжатіемъ снѣга, находящагося подъ нѣкоторымъ постояннымъ давленіемъ. 
Результатъ получился подобный же какъ и раньше, именно снѣгъ уплотняется безпрерывно, 
даже и въ большіе морозы, но тѣмъ медленнѣе, чѣмъ ниже температура. 
1) Роща обсерваторіи не огорожена заборомъ. 
